34 KAHLMETER, OM TEMPERATUREN I DE ÖFRE JORDLAGREN. 
observationen till den andra. Skulle svårigheter möta att göra 
9 = 0°, uppgör man en tabell, hvarur för ett värde hvilket som 
helst på # direkt fås valören på 1 + au + 6%. 
Ett vilkor för att metoden skall ge säkra värden på t är, 
att koefficienterna « och £, serskildt «, äro kända med tillbörlig 
noggranhet. Ett litet fel i « gör ett ganska stort fel it. Man 
kan derföre ej utan serskildta undersökningar begagna sig af 
MATTHIESSENS värden på « och £. då, såsom bekant, samma 
ämne, så olika sätt mekaniskt behandladt eller ock i följd af 
föroreningar, ger olika värden på dessa konstanter. 
Skulle den yttre rullen vara medelst en så lång ledning 
förbunden med mätapparaten, att motståndet i denna ledning 
ej kan försummas, så eliminera vi detta enligt följande metod. 
I likhet med Siemens låta vi den ena tilledningstråden vara 
dubbel, beteckna den t. ex. med x och y, den andra tråden 
kalla vi då 2. Vi utföra då följande mätningar: 
II: TE + 2 Are k, 
Id 
ED ar 
TG NR ka 
Göres nu 
vey=2 
sa fa vi 
IT; 
ee 
Förhållandet mellan motständen II, och I, fås pa detta sätt 
kändt, fritt från tilledningstradarnes motstånd. ' 
2. För att bestämma k,g anordnades en WHEATSTONES 
brygga på vanligt sätt. Rheochordet utgjordes af en koppartråd, 
1,04 m. lång 0.55 m.m. i diam., lindrigt spänd längs en i milli- 
meter delad skala. Till rheochordet hörde tvenne motstånds- 
rullar, signerade a och b, hvardera bestående af 10 m. koppar- 
tråd, 0,5 m.m. i diam. Dessa rullar voro nedlagda i bomull 
samt medelst korta och grofva amalgamerade koppartradar 
EEE 
