4 EDLUND, OM ELEKTR. KRAFTEN VID VÄTSKORS STRÖMMANDE. 



har jag visat sakna grund ^) och det finner numera icke under- 

 stöd af någon sakkunnig. Senast har Hr Professor Dorn vändt 

 sig mot den tredje lagen och på grund af anstälda rön velat 

 ådagalägga, att den meranämnda elektromotoriska kraften icke, 

 såsom jag uppgifvit, är omvändt proportionel mot genomskär- 

 ningsarean eller mot qvadraten af rörets radie, utan mot första 

 potensen af den senare -). Det är mot denna bevisning som jag 

 i det följande vill göra några anmärkningar. 



Orsaken till de olika resultaten vid våra försök anser Hr 

 Dorn möjligen kunna ligga deri, att den af mig konstruerade 

 och vid dessa undersökningar för bestämmande af polarisationens 

 storlek begagnade depolarisatorn vore behäftad med fel, och Hr 

 Dorn fäster uppmärksamheten på tre olika slag af dessa fel. 

 Hr Dorn har efter den af mig lemnade beskrifningen låtit åt 

 sig förfärdiga en dylik depolarisator och med denna anställt 

 försök. Han fann dervid, att den mellan de båda messings- 

 skifvorna befintliga buxbomsplattan icke var tillräckligt isole- 

 rande, hvarföre han borttog densamma och ersatte den med en 

 dylik platta af ebonit. Den af mig konstruerade polarisatorn 

 visade ock verkligen, då den första gången pröfvades, spår af 

 biledningar, men misstänkande att denna ofullkomlighet härledde 

 sig deraf, att limmet, hvarmed en del buxbomsbitar voro sainman- 

 fogade, icke var tillräckligt torrt, lät jag den stå några dagar 

 för att torka, och den befanns då fullständigt isolerande. Samma 

 egenskap hade den oförändradt bibehållit, då den nu, ett år 

 efter försökens anställande, underkastades ett nytt prof. Detta 

 fel förefanns således icke hos den ifrågavarande apparaten. 



Då strömmen från en stapel slutes och öppnas med de- 

 polarisatorn, uppstå extraströmmar i galvanometerlindningarne, 

 men af dessa kunna endast de, som uppkomma vid slutandet 

 komma till utveckling, emedan ledningsbanan vid öppnandet för- 

 blir öppen någon tid, så att de extraströmmar, som skulle åt- 

 följa öppnandet, icke kunna utvecklas. Den totala strömstyrkan 



1) Bihang till K. Vet.-Ak:s Handl. B. 5. Wiedm. Anu. B. 8. 



2) WiED. Ann. B. 9 sid. 513, 10 sid. 46. 



