ÖFVERSIGT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 187 9, N:0 3. 55 



af en liten genomborrad kautschuk-platta och några tvingskrufvar 

 (som icke äro aftecknade på figuren), låter qvicksilfver flyta 

 ifrån reservoiren A till den punkt på skalröret, som önskas, och 

 derpå stänger kranen a kan den inneslutna vätskevolymens ut- 

 vidgning i flytande och äfven i fast tillstånd samt öfvergången 

 från ena tillståndet till det andra med största noggranhet stu- 

 deras med tillhjelp af det kalibrerade skalröret eller genom att 

 väga de qvicksilfvermängder, som insugas eller utdrifvas genom 

 kranen b. Vätskans vigt är genom de föregående vägningarne 

 känd, det återstår alltså endast att bestämma dess specifika vigt 

 vid någon bestämd temperatur, som sedermera tages till ut- 

 gångspunkt vid undersökningen, för att äfven känna dess volym. 

 Denna sp. vigtbestämning utföres med en s. k. SprenGELS 

 Pyknometer. Då man känner den stora noggranhet, som densi- 

 tetsbestämningen med denna apparat tillåter, inses lätt, att man 

 på detta sätt kan lära känna den inneslutna vätskans volym 

 med mycket stor noggranhet. Beräkningen sker efter följande 

 grunder [x = den inneslutna vätskans utvidgning, G = rymden 

 af de7i del af instrumentet, som underkastas temperaturförän- 

 dringen t — t^, W = vätskans volym, Q = G — M^ = qvicksilf- 

 rets volym, som finnes i G, q ^= qvicksilfrets utvidgningskoeffi- 

 cient, g = glasets utvidgningskoefficient, k = den uppmätta och 

 korrigerade skenbara utvidgningen] 



^v = k — [Qq~Gg](t — t,). 

 Bestämningen af g sker sålunda, att apparaten uedföres i 

 ett kärl, som innehåller qvicksilfver uppvärmdt till öfver 250°. 

 Derefter hälles varmt qvicksilfver i reservoiren A, hvarifrån det 

 långsamt får rinna ned i apparaten. Den luft, som häftar vid 

 väggarne bildar vid så hög temperatur ^) stora blåsor, som lätt 

 lösgöra sig från glaset och tränga upp öfver qvicksilfrets nivå i 

 B, om man lindrigt skakar instrumentet eller vidrör luftblåsorna 



') Det är fullkomligt onödigt att koka cjvicksilfret i sjelfva apparaten. Man 

 erhåller, om man noggrant utför de operationer, som beskrifvas i det föl- 

 jande, konstanta och säkra värden af g. Ett vilkor är dock, att apparaten 

 är omsorgsfullt rengjord, och att man har rent qvicksilfver. 



