56 PETTERSSON, BESKRIFNING ÖFVER EN YN DILATOMETER. 



med en platinatråd, som nedföres genom kranen d. Man fort- 

 sätter upphettningen så länge, tills ingenstädes någon luftblåsa 

 mer kan upptäckas, utan qvicksilfverytan öfverallt i instrumentet 

 ligger jemn och speglande intill glasväggen, hvarefter apparaten 

 får afsvalna och nedsättes uti ett cylindriskt kärl af stark jern- 

 plåt, innehållande qvicksilfver, som är försedt med omrörare af 

 jern, och i hvars botten en jernhake är inskrufvad, på hvilken 

 instrumentet kan upphängas så, att det lyftes och uppbäres af 

 det omgifvande qvicksilfret utan att fästas i något stativ. Om 

 man sörjer för att qvicksilfverbadets nivå alltid når upp till ett 

 visst märke på dilatometern under kranen d, så blir alltid 

 samma del G (hvars volym man uppmäter genom, att väga 

 det qvicksilfver som den rymmer vid 0°) utsatt för temperatur- 

 vexlingarne, och för att åstadkomma dessa nedsättes jernkärlet 

 med dilatometern i ett större kärl och omgifves alltefter behof 

 af snö, köldblandning eller vatten af olika temperatur. Tem- 

 peraturen i qvicksilfverbadet afläses på en Geisslersk termometer 

 och hålles jemn genom omröring. 



Bestämningen af g sker sedan på vanligt sätt. Vid vårt 

 instrument är 



(t = 9,1 183 kc. vid 0° 

 och g är, allteftersom man använder Regnaults eller WÜIjL- 

 NERS värden på q, 



0,00002473 eller 0,00002636. 



Dilatometern är, som man ser, grundad på samma princip, 

 som blifvit använd af Kopp, Plücker och Geissler, Bunsen 

 m. fl.; dess egentliga förebild är den enkla apparat, som BuNSEN 

 användt för att bestämma vattnets volymförändring vid frysning. 

 Den, som känner Bunsens, Kopps, Plückers och Geisslers 

 arbeten, skall lätt urskilja, hvad som är nytt, och hvad som är 

 gammalt i konstruktionen af värt instrument. Dess använd- 

 barhet utsträcker sig till uppmätning af alla volymförändringar, 

 en vätska kan undergå vid vanligt tryck både i flytande till- 

 stånd, vid stelning och efter öfvergången till fast form. 

 ') Bestämningen är gjord mellan O' ocli + 40', 5 C. 



