8 UOSÉN, OM STOCKHOLMS POLHÖJD. 



Med fästadt afseende på de antagna vigterna erhålles här- 

 utaf slutligen för meridiancirkelns läge: 



Stockholms Observatorii polhöjd^ = 59° 20' 33",43 ± 0",io. 



De bestämningar af meridianzenitdistanser, som verkställdes 

 under åren 1877 — 1878 genom iakttagelser i l:sta vertikalen å 

 topografiska kartverkets observatoriitorn, utfördes af mig såsom 

 ofvan antydt blifvit medelst ett passageinstrument af ny kon- 

 struktion, förfärdigadt af mekanikern Herbst i Pulkowa. Det 

 hade blifvit bestäldt med särskildt uttryckt önskan att kunna 

 med största beqvämlighet använda detsamma till både tids- och 

 polhöjdsbestäraningar samt består hufvudsakligen af följande delar: 



Tuben, som är bruten, har ett objektiv af 72 millimeters 

 diameter och är försedd med Okularmikrometer. Vid observa- 

 tionerna användes ett okular af 90 gångers förstoring. Det öfriga 

 af instrumentet består af tvenne särskilda delar, en öfre rörlig 

 del och en undre fast. 



Den undre fasta delen utgöres hufvudsakligen af en stark 

 gjutjernsskifva, med hvilken såväl fotskrufvarne som en fint 

 graderad horisontalcirkel stå i förening. Ofvanpå denna hvilar 

 den rörliga delen af instrumentet, som består af ett rektangulärt 

 gjutjernsstycke, vid hvilket såväl axellagren som omläggnings- 

 apparaten äio fastade. Hela detta stycke jemte tuben och axeln 

 med sitt städse vidhängande vattpass kan medelst en vid den 

 undre fasta delen anbragt häfstångsarm med största lätthet och 

 säkerhet upplyftas ^ millimeter och vridas samt derigenom inom 

 några sekunder inställas i hvilket vertikalplan som helst. 



Genom denna konstruktion af instrumentet är det således- 

 möjligt att med största beqvämlighet öfvergå från det ena slaget 

 af iakttagelser till det andra eller alltid innesluta en iakttagelse- 

 serie i l:sta vertikalen emellan tvenne omedelbart före och efter den- 

 samma verkställda tidsbestämningar, hvilket ofta kan vara af fördel. 



Vid nu ifrågavarande iakttagelser i l:sta vertikalen har den 

 Struveska metoden ^) medelst omläggning i båda passagerna blif- 



') Notice sur Tinstrument des passages de Repsold å Tobservatoire de Pul- 

 kowa .... par M. Struve. Astron. Nachrichten N:o 468, 469, 472. 



