542 SVENSSON, OM BUNSENS ISKALORIMETER. 



Nu företogs frysningen, som verkstäldes så, att en afkyld 

 spritström leddes genom recipientröret R (således i öfverens- 

 stämmelse med den af Bunsen ^) föreslagna metoden). Afkyl- 

 ningen försiggick i tvenne med till- och aöedningsrör af glas 

 försedda små bleckcylindrar (fig. 3), som voro nedsatta i en 

 köldblandning (af snö eller is och koksalt) vid ungefär — 21° 

 C. Då afkylningen af spriten ej härigenom blef tillräcklig, till- 

 sattes ett blyrör, som i några hvarf omslingrade bleckcylindrarna. 

 Medelst en handpump drefs nu spriten från ena cylindern genom 



Tryck- och 



Fig. 3. 



blyröret till kaloiimeterrecipienten och derifrån till den andra 

 cylindern, frän denna i motsatt ordning tillbaka till den första 

 o, s. v. Förut hade kalorimetern afkylts till 0°:s terap. Tem- 

 peraturen i rummet var temligen låg, i allmänhet ej öfver + 6°. 

 Vattnet i kalorimetern öfverkyldes betydligt, och först efter ^\^ — 

 1 timme, ibland längre, inträdde frysning. Det inre röret oragafs 

 då i ett ögonblick med långa kristallnålar, som utgingo derifrån 

 radielt och hade en något nedåtgående riktning. Kvicksilfver- 



') Bunsen: Pogg. Ann. 141, s. 1, 1870. 



