648 ÅNGSTKÖM, TVÅ METRONOMISKA HJÄLPAPPARATER. 



dessa trådstycken och bestämmer derpå utslaget för 2, för 3 etc. 

 stycken tillsammans. På detta sätt kan formen på den ifråga- 

 varande kurvan experimentelt bestämmas. Nedanstående lilla 

 tabell visar öfverensstämmelsen mellan den sålunda funna och 

 den beräknade kurvan. 



/ärdet på 



Utslag ; 



i skaldelav. 



P i mg. 



Obs. 



Ber. 



- 0,1 



— 



— 11,6 



+ 0,1 



— 



+ 11,4 



+ 0,2 



22,0 



+ 22,0 



+ 0.4 



42,5 • 



+ 42,4 



+ 0,6 



61,2 



+ 61,4 



+ 0,8 



79,0 



+ 79,4 



+ 1,0 



95,0 



+ 96,4 



Som häraf synes, är öfverensstämmelsen mellan observation 

 och beräkning synnerligen god. Vidare framgår häraf, att för 

 de små värden på utslagen," som vanligen kunna förekomma vid 

 vigtkomparation, (största differens mellan två massor, som på 

 vågen komparerades, motsvarade c. 16 skaldelar) kunna utslagen 

 sättas proportionela mot belastningarna. 



Såsom exempel på vågens användning och för att visa. hvad 

 noggrannhet man med densamma kan ernå, anföres här ett par 

 observationsserier, livilka erhöllos vid koraparationen af de vid 

 prototypbestämningarna använda småvigterna. 



a) Två milligramvigter [T] och [1"]. 



Jämn vi 



tstslägen 



tor [1']. 



för [1"]. 



115,1 



115,5 



115,0 



116,0 



115,2 



115,9 



Således: 



Med. 115,1 Med. 115,8 

 Differens 0,7. 



[1'] -.[!"] ^0,7 k. 



