650 ÅNGSTRÖM, TVÅ METRONOMISKA HJÄLPAPPARATER. 



har emellertid senare godhetsfullt gjort mig uppmärksam på en 

 af handling af G. E. Weber: -De tribus novis librarum con- 

 struendarum methodis:, Göttingen 1841, i hviiken just samma 

 princip för samma ändamål användes. Mellan Webers våg och 

 den nu beskrifna förefinnas dock rätt betydande olikheter, ocli 

 emedan Weber alltid kompenserade utslagen genom en motvigt 

 och således städse återförde vågen till samma jämvigtsläge, var 

 för honom relationen mellan belastning och utslag likgiltig, hvar- 

 för han ej heller angifvit denna. Den magnet-elektriska an- 

 ordningen för dämpning af vågens svängningar och eventuelt 

 kompensation af utslagen saknas äfven å den W^EBER'ska tråd- 

 vågen, och trådarna äro lagda öfver cylindrar af ytterst liten 

 radie (eggar af 90° vinkel), hvilket visserligen minskar storleken 

 af rotationsaxelns förflyttning men å andra sidan torde öka in- 

 flytandet af upphängningstrådarnas stelhet. 



En voluniinoiueter. ^) 



För bestämmandet af volymen hos kroppar är vägning 1 

 vatten den metod, som utan all jämförelse lemnar de noggran- 

 naste resultat. Det kan dock ofta hända, att denna metod icke 

 låter använda sig för bestämmandet af volymen hos vigtstycken. 

 Ofta äro nämligen dessa, synnerligast sådana frän äldre tider, 

 försedda med en påskrufvad knapp, något som visserligen i hög 

 grad underlättar vigtens justering men för öfrigt medför många 

 olägenheter. En sådan vigt kan man tydligen ej väga i vatten, 

 dä detta härvid skulle kunna tränga in i vigten. I sådant fall 

 mäste således volymen på annat sätt bestämmas. De vanliga 

 s. k. voluminometrarna af Kopp, Regnault m. fl. tillåta dock 

 icke synnerligen stor noggrannhet. Bättre blir resultatet genom 

 följande anordning, hviiken i princip och hufvudsak redan blifvit 

 angifven af Ingeniör K. Sonden, -) men här är modifierad med 

 hänsyn till det särskilda ändamål, för hvilket instrumentet skulle 

 användas. 



') 1. c. p. 14. 



2) Svensk Kemisk Tidskrift p. 30, 1S90. 



