654 ÅNGSTRÖM, TVÅ METRONOMISKA HJÄLPAPPARATER. 



der — - och — beteckna de observerade värdena pä förhållandet 



— . Ur dessa eqv. kunna nu tvdliwen V och V. bestämmas. 



\"olymen af vigten C, ett ämne till Justeringsbyråns hufvud- 

 likare, hvilket försöksvis blifvit utfördt men kasseradt, bestämde 

 jag genom vägning i vatten och fann: 



C = 120,85 c~m-' . 

 På detta sätt erhr)ll jag: 



V=-- 239,7 c'n^', 



Fj = 240,1 cm-' . 



Som exempel på instrumentets användning anför jag här 

 bestämningen af Fysiska Institutionens i Upsala normalkilo F. 

 F under cylindern V^ , C under V. 



(irenom tre olika inställningar erhöllos följande värden på — : 



0,9763 

 0,9761 

 0,9774 Med. = 0,9766. 



/' under cylindern V. C under V^ : 



0,9696 

 0,9688 

 0,969.5 Med = 0,9693. 



Häraf genom insättning : 



x^ := 240,1 — (239,7 — 120,85)0,9 766 , 

 och 



.?^„ = 239,7 — (240,1 — 120,85)0,969-5 , 



häraf: 



*', = 124,0 cm'^ , 

 .t'j, = 124,1 cm" , 

 Med. x = 124,05 c'ni'' . 



