ÖFVERSIGT AF K. VETEN SK. -AK AD. FÖRHANDLINGAR 1897, N!0 8. L63 



gemessen werden. Nehmen wir an, sie betrage ß mm., so ist 



die Zeit zwischen der Schliessung der Galvanometerleitung und 



a — 8 

 dem vollständigen Aufhören des Dynamostroms .^ or Se- 



J n • 235,5 



kunden. 



In der folgenden Tabelle bezeichnet I die Stromstärke in 



dem Lichtbogen, U l und U 2 die Ausschläge des Galvanometers 



und E die im Bogen berechnete Gegenkraft. Die Zeit, welche 



zwischen dem vollständigen Aufhören der Hauptstroms und der 



Schliessung der Galvanometerleitung verflossen ist, hat 0,0009 



Sekunden betragen. 



Tab. II. 



Stromstärke 



im Bogen 



Amp. 



i\. 



u 2 . 



E. 



6,2 



+ 30,0 



— 18,1 



0,27 



6,2 



24,0 



14,1 



0,26 



5,0 



22,0 



13,5 



0,26 ; 



5,2 



23,8 



14,5 



0,24 



3,2 



19,7 



11,5 



0,26 



7,5 



20,2 



13,5 



0,20 



5,6 



14,4 



10,0 



0,20 



8,9 



14,5 



17,7 



0,11 



5,0 



20,5 



12,7 



0,23 



4,0 



17,0 



10,5 



0,24 



Med. 0,227 Volt, 



Dieser Versuch führt somit zu demselben Resultat wie 

 Lechers, Luggens und Stengers Untersuchungen, nämlich, 

 dass die elektromotorische Kraft in dem Lichtbogen gleichzeitig 

 mit der Unterbrechung des Stromes im Lichtbogen aufhört. Die 

 kleine elektromotorische Kraft von 0,227 Volt, welche ich 0,0009 

 Sek. nach der Öffnung des Hauptstroms in dem Lichtbogen er- 

 halten habe, ist mit aller Wahrscheinlichkeit thermoelektrischen 

 Ursprungs. Aus den oben angeführten Versuchen geht ausser- 

 dem hervor, dass man, um einen elektrischen Strom durch die 



