6 OLSSON, ASTROPHOTOGRAPHISCHER MESSAPPARAT. 



Als Längentnaass wird das Millimeter der «/-Schraube an- 

 genoramen. Die Messungen wurden bei einer mittleren Tempe- 

 ratur von 15° C. ausgeführt. 



Sowohl die Schlitten wie die Platte wurden mit Hülfe eines 

 kleinen Niveau's horizontal eingestellt; von einem Neigungsfehler 

 kann man folglich immer absehen. 



§ 1. Theorie des Messapparats. 

 Nennt man M (Fig. 1) den Punkt, wo die optische Axe 

 des Microscops die Platte trifft, wenn die Indices auf die Striche 

 x = 80; y = 100 der Scalen eingestellt sind, so beschreibt dieser 

 Punkt, wenn man jede der Schrauben für sich in Bewegung 

 setzt, zwei Curven in der ««/-Ebene, welche in Folge der Ni- 

 vellirung mit der Ebene der Platte hinlänglich genau zusammen- 



oc=50 



y-130 



x=no 



Fig. 1. 



fällt. Man kann folglich die zwei Schrauben zu zwei mathe- 

 matischen Linien reducirt denken, welche in der ^-Ebene liegen 

 und sich in dem Punkte M schneiden. Die y-Axe ist die gerade 

 Linie, welche die zwei Punkte y = 70 und y — 130 verbindet, 

 und als Origo wird der Mittelpunkt dieser Linie angenommen. 

 Die wahre «-Axe ist die gegen diese Linie senkrechte. Die 

 Coordinaten x und y werden im Sinne der Sealentheilung positiv 



