ÖFVERSIGT AF K. VETBNSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1898, N:0 1. 17 



3. Messungen und numerische Werthe. 



a. Untersuchung der Schrauben. 



Um die fortschreitenden und periodischen Fehler der Schrau- 

 ben zu bestimmen habe ich zwei Glasscalen angewandt, von 

 denen jede zwei parallele Striche hatte, die eine in einem Ab- 

 stände von nahe vier Schraubenumdrehungen, die andere in 

 einem Abstände von nahe i einer Schraubenumdrehung. Der 

 eine Strich der längeren Scala wurde auf jeden Halbmillimeter- 

 strich der beiden zu den Schrauben gehörenden Scalen eingestellt 

 und der entsprechende Abstand wurde fünf Mal gemessen. Ich 

 erhielt in dieser Weise vier Reihen, von denen dann die mitt- 

 leren Werthe berechnet wurden. Nennt man f r die Correction 

 wegen des fortschreitenden Fehlers, in Theilen der Schrauben- 

 trommeln ausgedrückt, welche der directen Ablesung beizufügen 

 ist, so ergaben sich also: 



Mittl. Werth 



Für 



die x-Schraube. 



Mittl. Werth Für 



die 



y-Schraube 



v <>n f 2s — / 28 = 





+ 0.59 



von / 26 —J'29 = 



+ 



1.10 



29 32 





+ 0.50 



30 33 



+ 



0.85 



33 36 





+ 0.49 



34 37 



+ 



0.84 



37 40 





+ 0.27 



38 41 



-u 



0.70 



41 44 





+ 0.19 



42 45 



+ 



0.99 



45 48 





+ 0.19 



46 49 



+ 



0.85 



49 52 





0.00 



50 53 



+ 



0.73 



53 56 





— 0.12 



54 57 



+ 



0.55 



57 60 





-0.16 



58 61 



+ 



0.27 



61 64 





— 0.13 



62 ' 65 



+ 



0.15 



65 68 





— 0.14 



66 69 



+ 



0.12 



69 ' 72 





— 0.13 



70 73 





0.02 



73 76 





— 0.10 



74 77 



+ 



0.04 



77 80 





— 0.09 



78 81 





0.05 



81 84 





— 0.09 



82 86 





0.12 



85 88 





— 0.06 



86 89 





0.20 



89 92 





— 0.17 



90 93 





0.27 



93 96 





— 0.10 



94 97 





0.17 



Ofvers. af K. 



Vet. 



-Akad. Förh. 189 



S. Arg. 55. N:o 1. 





2 



