18 



OLSSON, ASTROPHOTOGRAPHISCHER MESSAPPARAT. 



Mittl. Werth 



Für die x-Schraube. 



Mittl. 



Werth 



Für die y-Sckraube 



n /97 c/100 = 



— 0.07 



™n/ 98 - 



J\o\ ~ 



— 0.12 



101 104 



— 0.07 



102 " 



105 



— 0.07 



105 108 



+ 0.05 



106 " 



109 



— 0.01 



109 112 



0.00 



110 



113 



+ 0.12 



113 116 



— 0.07 



114 " 



117 



+ 0.20 



115 120 



— 0.20 



118 



121 



+ 0.13 



121 124 



— 0.24 



122 



' 125 



+ 0.03 



125 128 



— 0.32 



126 



129 



+ 0.07 



129 132 



— 0.52 



130 



133 



— 0.07 



133 136 



— 0.66 



134 



137 



— 0.12 



137 140 



— 0.75 



138 



141 



— 0.06 



141 ' ' 144 



— 0.75 



142 



145 



— 0.16 







146 



149 



— 0.20 







150 



" 153 



— 0.35 







154 



157 



— 0.39 







158 



161 



— 0.56 







162 



165 



— 0.57 







166 



169 



— 0.66 







170 



173 



— 0.72 







174 



177 



— 0.85 



Unter f r verstehe ich die Correction für x oder y = r Halb- 

 mm. der Scala. Mittelst der obigen Werthe der Fehler würden 

 Curven gezogen, aus welchen die endgültigen Fehler abgeleitet 

 wurden, welche in den Tafeln I und II angegeben sind. 



Die obigen Messungen gaben für den Abstand zwischen 

 den Scalenstrichen: 



in Theilen der ^-Schraubentrommel: 797.764, 

 » » y- ■% : 797.472. 



Mit Hülfe dieser Zahlen wurde die Tafel III berechnet, welche 

 die Reductionen der ^-Schraubenablesungen auf die ^/-Schraube 

 giebt. 



Die kürzere Glasscala wurde dazu angewandt, die periodi- 

 schen Fehler der Schrauben zu bestimmen. Der eine Strich 



