22 



OLSSON, ASTROPHOTOGRAPHISCHER MESSAPPARAT. 



Jx und Jy kann man immer die projicirte Ablesung der direc- 

 ten gleich setzen und cosi/> = l, wenigstens innerhalb der Gren- 

 zen dieser Messungen, eines centralen Quadrates von 6 Halbem. 

 Seite. Für die übrigen in den Gleichungen (13) vorkommenden 

 Fehlerglieder sind die Tafeln IX, X und XI aufgestellt. Auch 

 hier wird vorausgesetzt, dass die Platte so gut orientirt ist, dass 



bb' ab' .. ad . . . . . 



-~ , — und —p vernachlässigt werden können. 



c. Bestimmung der Fehler des Gitters. 



Diese Bestimmung wurde mit Hülfe von 11 Platten aus- 

 geführt (eine wurde ausgeschlossen). Als mittlere Werthe er- 

 gaben sich (in Theilen der Schraubentrommeln ausgedrückt): 



Für die Linie SB (Formeln VI): 



^ . 3 = 0; ./§, . a = + 0.10 ; Jgo . ! =.+ 0.31 ; J^ . = + 0.59 ; 



^o.-i= + 0.90; ^o.-2 = — 0.25; J^.--s = 0. 



Für die Linie SA (Formeln XII und XIV): 



^173.0= +0.77; ^2.o=+0.51; ^ 1-0 =— 0.34; ^ .o=— 0.40; 



z/^_ ! . o = — 0.08 ; Jr\_ 2.o = — 0.34 ; Jr\- 3 . o = — 0.48 . 



Hiernach erhielt ich (Formel XVI): 



N= 2001.382 Theilen der y-Schraubentrommel. 

 Nach den Formeln (XVII) fand ich ferner: 



Für die Linie OB: 



4r}— 3 . m = 



m = + 3 



+ 2 



+ 1 







— 1 



— 2 



-3 



— 0.49 



— 0.30 



— 0.16 



-0.48 



— 0.94 



— 0.91 



— 0.78 



SB: 



4V0.m = | 0.00 |— 0.38 | + 0.22 | —0.40 | —025 | —0.11 | 0.00 



IIB: 



J V 3. m = | + 0.35 | + 0.55 | + 0.86 | + 0.77 | + 0.45 | + 0.46 | + 0.62 



