ÖFVERSIGT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1898, N:0 4. 203 



wenn auch dadurch notwendiger Weise die Reibung etwas 

 grösser wird. 



4) Jede Erschütterung des Apparates während der Änderung 

 der Belastung ist sorgfältig zu verhüten. 



5) Der benutzte Strom muss ziemlich schwach, das Galva- 

 nometer dagegen sehr empfindlich und so weit wie möglich 

 aperiodisch sein. 



Von diesen Principien ausgehend, habe ich den folgenden 

 Apparat konstruirt. 



II. Der Apparat und dessen Anwendung. 



Eine Glasröhre G ist in zwei Messinghülsen eingekittet, 

 die in zwei andere Hülsen genau passen, welche von zwei in 

 einer hölzernen Unterlage H befestigten Ständern A und A' 

 getragen werden. Diese Unterlage trägt ferner ein metallenes 

 Stück C, das als Stütze des einen Stempels dient und ausser- 

 dem zwei Rollen R und R trägt. In der Unterlage sind weiter 

 noch zwei Ständer B und D befestigt, welche Rollen R" und R'" 

 tragen. In der Glasröhre bewegen sich zwei Stempel £ und S', die 

 die zu untersuchenden Kugeln K und K' tragen. S' stützt sein 

 eines Ende gegen das Stück (?, an das andere ist die Kugel K' 

 festgelöthet. Nahe dem erstgenannten Ende ist eine Klemmschraube 

 k, von wo aus ein kupferner Draht in einen Quecksilberbecher ein- 

 taucht. Der Stempel aS, der die Kugel K trägt, ist beweglich und 

 geht über die Rolle R'" und endigt in einer Schraube, an welcher 

 ein Querstück Q und eine gewöhnliche Schraubenmutter M festzu- 

 schrauben sind. Das Querstück Q trägt zwei kleine Haken, an 

 welchen zwei seidene Schnüre befestigt sind, die horizontal lau- 

 fend über die Rollen R und R' gehen und in ein gemeinschaft- 

 liches Querstück Q enden, an dem eine Waagschaale V hängt. 

 An seiner unteren Seite trägt das Querstiick Q eine Klemm- 

 schraube, von welcher aus ein Kupferdraht in eine kleine Queck- 

 silberschale hineintaucht. Die Schraubenmutter M trägt auch 



