ÖFVERSIGT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1898, N!0 9. 701 



p 



n 



« 



n 

 aP 



\ 



30,2 



84,4 



419.10 -4 



p 2 



61,7 



84,8 



427 



p, 



30,9 



85,0 



427 



Px 



31,3 



85,9 



428 



p 2 



62,7 



85,9 



428 



p* 



93,5 



86,0 



425 



Pz 



94,1 



86,0 



428 



P* 



126,0 



86,0 



430 



P* 



71,1 



49,2 



424 



P 3 



39,0 



35,7 



427 



P 3 



39,3 



36,0 



427 



Pa 



52,1 



36,0 



424 



P* 



63,6 



86,2 



432 



Px 



31,5 



86,2 



429 



p* 



52,8 



35,8 



432 



p* 



52,8 



36,0 



430 



P 



11 



a 



n 

 ^P 



P, 



65,8 



36,0 



429 



Pö 



65,7 



36,1 



427 



P* 



52,0 



36,1 



422 



P 3 



39,4 



36,0 



428 



P 6 



74,5 



35,3 



431 



P 7 



86,7 



35,6 



424 



P, 



73,7 



35,6 



423 



Px 



31,0 



85,5 



426 



P2 



61,7 



85,7 



422 



p 3 



92,5 



85,9 



421 



Px 



24,0 



66,1 



425 



p* 



47,8 



66,3 



423 



p s 



71,9 



66,6 



422 



p* 



96,6 



66,6 



425 



p 5 



123,2 



66,7 



434.10 -4 



Mittel (426,4 + 0,42). 10" 



Aus dieser Tabelle seht hervor, dass -^ für verschiedene 



Belastungen konstant ist, und dass die Widerstandsänderungen 

 folglich den Druckänderungen proportional sind. Die Überein- 

 stimmung zwischen den einzelnen Werten ist eine sehr gute; die 

 Abweichungen vom Mittelwert betragen durchschnittlich nur 0,7 

 Proc. Darin sind jedoch auch die Fehler eingerechnet, die durch 

 den Unterschied zwischen den berechneten und den wirklichen 

 Drucken verursacht sind. Dieser Unterschied dürfte wegen der 

 Schwierigkeit, die Länge des kleineren Hebelarms konstant zu er- 

 halten, im Allgemeinen wenigstens 0,5 Proc. erreichen. 



n 

 Wird unter Benutzung des gefundenen Mittelwertes von — p 



die relative Widerstandsänderung pro Atmosphäre y berechnet, 

 so erhält man 



y = 0,000002257. 



Bei einer zweiten Versuchsreihe, die mit einem anderen Drahte 

 ausgeführt wurde, habe ich 



