702 LISELL, METHODE HOHE DRUCKE ZU MESSEN. 



y = 0,000002261 

 gefunden. 

 Im Mittel ist also 



y = 0,000002259 r ) 



— ein Wert, der auch zwischen und 275 Atmosphären gilt, 

 wie ich mich durch direkte Versuche überzeugt habe. 



In Betreff der Genauigkeit dieses Wertes haben wir oben 



cc 



gefunden, dass der wahrscheinliche Fehler der Quantität — p-0,1 



nJr 



Proc. beträgt. "Nehmen wir weiter einen konstanten Fehler von 

 0,3 Proc. in der Länge des kürzeren Hebelarmes als möglich an, 

 und ferner dass der Fehler im Querschnitte des Kolbens gleich 

 0,1 Proc. und derjenige der Widerstände 0,1 Proc. ist, so wird 

 der totale Fehler des Druckkoefficienten y demnach höchstens 

 gleich 0,6 Proc. 



Die vorliegende Untersuchung dürfte also ergeben, dass die 

 neue Methode zur Messung hoher Drucke gut geeignet ist. Die 

 Genauigkeit der Methode ist natürlich hauptsächlich von der 

 Genauigkeit bedingt, mit welcher die von dem Drucke hervor- 

 gerufenen Widerstandsänderungen bestimmt werden. Da man 

 aber die Fehler der Widerstandsänderungen bei einer zweck- 

 mässigen Anordnung der WHEATSTONE'schen Brücke beinahe auf 

 die Ablesungsfehler des Galvanometers beschränken kann, so 

 dürften diese im Allgemeinen 0,4 Procent nicht überschreiten. 

 Relative Druckmessungen lassen sich dann ebenfalls mit der- 

 selben Genauigkeit ausführen. Bei absoluten Druckmessungen 

 kommt noch der Fehler des Druckkoefficienten y hinzu, welcher 

 sich bei dem oben gefundenen Wert auf höchstens 0,6 proc. be- 

 lief. Dieser Fehler kann selbstverständlich noch verkleinert wer- 



1 ) Ich mache den Leser auf das eigentümliche Vorzeichen von y aufmerksam. 

 Bei allen von mir untersuchten reinen Metallen hahe ich, in Übereinstimmung 

 mit den älteren Resultaten von Chwolson, gefunden, dass y negativ ist, also 

 dass der Widerstand mit dem Drucke vermindert wird; bei den Legierungen 

 mit niedrigem elektrischem Temperaturkoefficienten habe ich aber y positiv 

 gefunden. 



