ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1898, N:0 10. 741 



reduziert, und mit dg den Fehler bei jeder einzelnen Messung der 

 Gasvolumina, so erhält man durch eine einfache Berechnung (auf 

 deren Einzelheiten ich mich hier nicht einlasse) 



, , , dvV2 + ö n \ndg 



ddn — ± On ^~, • 



Wenn man mit p n das Gewicht der Bestimmung bezeichnet, 

 erhält man: 



— und å = PlSi + P2Ö ~ + • • • + P n ön 



dön 2 Pi + P 2 + • ' ■ + Tn 



p n = Konst, -rrs- und å = 



ferner dö = + to^) 2 + (^^ 2 ) 2 + - • + (^A) 2 ]\ 



Die obige Formel für dd n hat Gültigkeit, wenn das Queck- 

 silber nicht während der Versuchsreihe aus dem Dilatometer- 

 rohre entfernt wurde. Für den Fall, dass dieses doch geschah, 

 muss jedesmal das erste Glied des Zählers mit der Quadrat- 

 wurzel von 2 multipliziert werden. 



Bei meinen Untersuchungen habe ich mich zweier Apparate 

 von der vorhin angedeuteten Beschaffenheit bedient; ich teile hier 

 ihre Dimensionen mit und den bei ihrer Verwendung erreich- 

 baren Genauigkeitsgrad bei der Bestimmung der einzelnen Quan- 

 titäten. 



Bei dem Apparat I betrug das Volumen des Dilatometers 

 etwa 95 ccm. Die Volumenzunahme Hess sich mit einer Genauig- 

 keit von etwa 0,07 cmm entscheiden. Was das Gasaufbewah- 

 rungsrohr betrifft, so variierte sein Volumen auf Strecken von 1 mm 

 Länge, an verschiedenen Stellen des Rohres gemessen, zwischen 

 143,07 cmm und 144,34 cmm. Der Fehler bei der Bestimmung 

 des Gasvolumens dürfte nicht mehr als 30 cmm betragen haben. 



Bei dem Apparat II betrug das Volumen des Dilatometers 

 etwa 95 ccm und die Volumenzunahme Hess sich mit einer 

 Genauigkeit von etwa 0,04 cmm bestimmen. Das in 1 mm 

 des Gasaufbewahrungsrohres enthaltene Volumen variierte an 

 verschiedenen Rohrstellen zwischen 88,5 cmm und 92,9 cmm. 



