778 PALMAR, KONZENTRATIONSÄNDERUNGEN BEI TROPFELEKTRODEN. 



silber mit Hülfe eines Trichters in das innere Rohr von D 

 gegeben bis es einige cm. in M bis C aufsteigt. Dann wird 

 die Kommunikation zwischen D und M unterbrochen und nun- 

 mehr die Versachsflüssigkeit in M und hineingegossen, sodass 

 die Flüssigkeit etwa die in der Figur angedeuteten Niveaus in 

 M und O einnimmt. Hierbei wird natürlich die Klemme K 

 offen gelassen. Nachdem wird die Verbindung zwischen M und 

 D wieder hergestellt und das Rohr D so befestigt, dass das 

 Quecksilber sich am Rande des inneren Rohres befindet während 

 die Lösung das Gefäss O etwa zu 3 /4 füllt. Die Tropfelektrode 

 T wird dann etwa 3 cm. in die Flüssigkeit in O hineingesenkt. 



Der Apparat ist jetzt fertig. Man presst in der früher 

 beschriebenen Weise Quecksilber während einer bestimmten Zeit, 

 z. B. 1 Minute, hindurch, wobei sich das Niveau in O in Folge 

 des Saugens der Tröpfchen 15 bis 20 mm. sinkt, schiebt dann 

 schnell die Klemme K auf den Schlauch, den man passend mit 

 etwas Vaseline glatt gemacht hat, und schliesst dann die Queck- 

 silberstrahlen in oben (Seite 766) beschriebener Weise ab. Jetzt 

 nimmt man in aller Ruhe Proben aus dem Trichter 0, der wäh- 

 rend des Versuches 20 — 30 cm 3 Flüssigkeit fasst, und aus dem 

 Gefäss M und vergleicht deren Gehalt an Quecksilber oder 

 Nitrat. 



Ehe ich zu den einzelnen Versuche übergehe, werde ich 

 einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Das Quecksilber 

 wurde, wie schon Seite 765 gesagt, immer unter 5 Atmosphären 

 Druck herausgepresst. Die Tropfelektrode wurde immer zu einer 

 bestimmten Tiefe in hineingesenkt, um vergleichbare Resultate 

 zu erhalten; übrigens ist die genaue Einstellung und das Fest- 

 setzen der Tropfelektrode mit ihrem starken Kautschukschlauch 

 und dem schweren Quecksilberreservoir eine ziemlich umständ- 

 liche iVrbeit die man nicht unnöthiger Weise wiederholt. Die 

 Tropfelektrode T ragte bei dem jetzt beschriebenen Apparat 

 immer 3 cm. in den Trichter O hinein. Die Flüssigkeit in 

 wurde auch in allen mit demselben Apparate ausgeführten Ver- 

 suchen auf dasselbe Niveau gebracht, und zwar bis 2 cm. ober- 



