517 



änderte das Donné'sche Verfahren ab, Feser verbesserte 

 den Vogei'schen Apparat. (Siehe Feser: Werth der Milch- 

 proben). 



Donné reichte seine Abhandlung der Pariser Académie 

 ein sind wir finden einen Bericht der zur Prüfung aufge- 

 stellten Commission in den Comptes rendus T. 17, pag. 585. 



Das Donné'sche Lactoscope in seiner ursprünglichen 

 Form besteht aus zwei in einander verschiebbaren, an beiden 

 Enden mit Glasplatten geschlossenen Röhren. Zwischen 

 beide bringt man die zu untersuchende Milch, wornach man 

 die bewegliche Röhre soweit in die :andere hineinschiebt 

 bis die Milchschicht zwischen beiden Gläsern eine solche 

 Dicke hat, dass man die vor dem einen Glase aufgestellte 

 Kerzenfiareme eben noch sieht Je geringer in diesem Mo- 

 mente die Entfernung der beiden Gläser, je dünner sonach 

 die Milchschicht ist, desto mehr Butterkügelchen enthält 

 die Milch. Die zwei Cylinder laufen auf einem feinen 

 Schraubengange in einander, so dass die Eintheilung auf 

 dem Umfange der beweglichen Röhre sehr kleine Distanzen 

 zu schätzen erlaubt. Der Umfang ist in 50 Theile getheilt. 

 Die Kerze wird ein Meter vom Auge entfernt aufgestellt. 



Feh selbst habe mit diesem instrumente noch zu wenige 

 Versuche angestellt um selbst ein Urtheil darüber fäl'en zu 

 können, das Urtheil anderer lautet günstig. Feser macht 

 jedoch darauf aufmerksam, dass stets in einem dunklen 

 Zimmer gearbeitet werden müsse, um übereinstimmende 

 Resultate mit ein und derselben Milch zu erhalten, was ich 

 bestätigen kann. Ich verweise auf Fesers sehr interessante 

 oben erwähnte Schrift, worin auch nie Abänderungen Vogel's 

 und Fesers besehrieben sind. ! ) 



1 Auch hier zeigte sich an verschiedenen Tagen, bei verschie- 

 denen Tagesstunden, je nach der Helle , bei ein und derselben Milch 

 die grösste Verschiedenheit in der Zahl der Cubikcentimeter, welche 



