20 



die Temperatur des siedenden Wassers hatten, sich um 

 150 Raumeinheiten zusammenzogen, wenn sie auf die Tem- 

 peratur des schmelzenden Eises abgekühlt wurden. Daher 

 theilte er seine Thermometer nach diesen beiden Punkten 

 und hiess die erste Temperatur 0°, die letztere 150°. 



Auch Ré au mur' s Theilung, welche zu ihrer Zeit 

 wegen der anscheinend grossen Sorgfalt der Herstellung 

 viel bewundert wurde, beruht auf der zweiten Methode. 



Er tauchte ein grosses offenes Weingeistthermometer 

 in gefrierendes Wasser und füllte dasselbe bis an eine 

 vorher bestimmte Marke, so dass bei dieser Temperatur 

 1000 Raumeinheiten Flüssigkeit in Gefäss und Röhre sich 

 befanden. Tauchte er darauf sein Thermometer . in sie- 

 dendes Wasser, so ergab sich, dass der angewandte Wein- 

 geist bei der höchsten Temperatur, welche er im siedenden 

 Wasser annehmen konnte, sich um 80 Raumtheile aus- 

 dehnte. Die Ausdehnung um 1 Raumtheil nannte er Grad, 

 und fand also für das beobachtete Intervall 80 Grade. 

 Da sich der Gefrierpunkt des Wassers nicht so genau be- 

 stimmen liess, als der Schmelzpunkt des Eises, so wurde 

 bald dieser als fester Punkt der Skale verwendet, da ferners 

 angenommeu wurde, der Weingeist habe die Temperatur 

 des siedenden Wassers angenommen, so wurde dieser Punkt 

 statt der Temperatur des siedenden Weingeistes gewählt, 

 überdies auf den Stand des Barometers keine Rücksicht 

 genommen und dadurch in die Réaumur' sehe Skale eine 

 Confusion gebracht, welche viele Beobachtungen des vo- 

 rigen Jahrhunderts fast oder ganz werthlos macht. 



Micheli Du Cr est, der Genfer, scheint der erste 

 gewesen zu sein, welcher die Mangelhaftigkeit der ächten 

 und unächten Réaumur 'sehen Thermometer erkannt und 

 bestimmt dargethan hat, und dem es gelungen ist, Ther- 

 mometer herzustellen, welche den Vergleich mit den besten 

 jener Zeit nicht zu scheuen haben. Die wichtigsten hierauf 



