103 



SEANCE DU 6 MARS I 886 



M. A. d'Ausonval : Sur un appareil destiné à mesurer la conductibilité des tissus 

 vivants pour le son, note présentée à la précédente séance. — M. A. d'Arsonval : 

 Calorimètre différentiel enregistreur, note présentée à la séance précédente. — 

 M. Ed. RiîTTERER : Sur la constitution intime et les connexions de divers segments 

 de l'appareil hyoïdien ossifié chez l'homme. — M. Brown-Séquard : Simples procé- 

 dés pour la prévention, dans certaines circonstances, d'affections catarrhales ou 

 d'inflammations de nombre d'organes ou des muqueuses nasales, bucco-pharyngée, 

 laryuyée, trachéale ou bronchiale. — M. Vignal : Chambre chaude à régulateur 

 pour le microscope. — M. Vignal : Les corpuscules nerveux de Adamkiewicz. — 

 J.-V. Laborde : Sur l'action physiologique et toxique de l'hydrogène sulfuré et en 

 particulier sur le mécanisme de cette action. — D"" V. Galipe : Mode de formation 

 du tartre et des calculs salivaires ; considérations sur la production des calculs en 

 général; présence des microbes ou de leurs germes dans ces concrétion. — M. d'Ar- 

 sonval : Métronome interrupteur de M. Ch. Verdin. 



Présidence de M. Gréhant. 



Sur un appareil destiné a mesurer la conductibilité des tissus vivants 

 POUR LE SON. Note de M. A. (I'Arsonval (présente'e à la précédente 



séance). 



L'ausculation et la percussion, ces puissants moyens de diagnostic, 

 sont basées toutes deux sur la conductibilité des tissus pour le son. 



Jusqu'à ce jour on s'est contenté d'indications approximatives dont la 

 valeur dépend uniquement de la finesse d'ouïe et de l'habitude du mé- 

 decin. J'ai pensé qu'une méthode qui pourrait donner une mesure exacte 

 de cette conductibilité serait susceptible de rendre de grands services, 

 non seulement au diagnostic mais surtout à la thérapeutique, en permet- 

 tant au praticien de suivre pas à pas les variations de cette conductibi- 

 lité. 



Pour cela j'ai employé une méthode très simple qui m'a servi, en 1880, 

 pour étudier la conductibilité pour le son des différentes substances em- 

 ployées dans la fabrication des microphones. 



Cette méthode consiste à produire, au contact du corps en expérience, 

 un son de hauteur invariable dont on peut faire varier l'intensité d'une 

 façon continue depuis un maximum jusqu'à zéro. 



Le corps sonore est une membrane de téléphone munie d'un bouton 

 qui repose sur le corps à explorer. Cette membrane est mise en vibration 

 par les courants induits provenant d'une bobine d'induction dont le trem- 

 bleur est un diapason donnant le la normal (870 vibrations par seconde). 

 Le fil induit de la bobine d'induction est mobile sur le fil inducteur, 

 comme dans l'appareil à^ chariot de du Bois-Reymond. On gradue l'in- 

 BioLOGiE. Comptes rendus.— 8« sérié. t. III, w° 9 



