SÉANCE DU 15 MAI '2^ 



lion, l'oxalate de chaux précipité ; enfin l'on dose l'acide urique dans le 

 liquide filtré en tenant compte de la dilution. On ne trouve plus cette fois 

 que O^"", 80. Dans la première opération on avait donc évalué l-acide oxa- 

 lique en un poids correspondant d'acide urique 20,43 — 9,80=10,63, 

 lequel multiplié par le coefficient 1,609 représente le poids réel d'acide 

 oxalique contenu dans un litre d'urine, soit 17s'", 10. 



On se trouvait en présence d'un cas bien caractérisé de gravelle intense 

 à la fois urique et oxalique. 



f Laboratoire des .rliniquea de la Farullé de médecine de Nancy.) 



CEfROXOMÈTRE A EMBRAYAGE MAO'ÉTIQUE POUR LA MESURE DIRECTE DES 

 PHÉNOMÈNES DE COURTE DURÉE (dE UNE SECONDE A '1/500'' DE SECONDE). 



Note de M. yV. d'Arsûxval. 



La mesure des phénomènes de courte durée se fait d'habitude avec le 

 cylindre enregistreur enfumé muni du signal électro-magnétique Deprez,, 

 et d'un diapason mesurant le temps en centièmes de seconde. M'ette. 

 mélliode est très précise, mais elle exige un outillage et des manipula- 

 tions multiples qui la rendent souvent d'un usage difficile en dehors du 

 laboratoire, notamment en clinique. 



L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à la Société a pour but de 

 parer à cet inconvénient en donnant directement, en centièmes de 

 seconde, la mesure cherchée par le simple déplacement d'une aiguille 

 sur un cadran divisé. 



Le principe en est très simple : un axe entraîné par un mouvement 

 d'horlogerie, fait exactement un tour par seconde. Cet axe est terminé 

 par un petit électro-aimant qui tourne avec lui : en face de l'électro- 

 aimant mobile, et sur le prolongement de l'axe, se trouve un second axe 

 portant une aiguille légère qui peut se mouvoir sur un cadran divisé 

 en lOd parties par exemple. Cet axe est terminé par un petit disque de 

 fer-blanc faisant face aux pôles de l'électro-aimant tournant. Un ressort 

 antagoniste éloigne ce disque de l'électro-aimant tant que ce dernier n'est 

 pas aimanté par le passage d'un courant. Tant que le courant ne passe 

 pas, l'électro-aimant tourne seul à la vitesse de un tour par seconde, et 

 l'aiguille portée sur le second axe reste immobile au zéro du cadran; 

 mais, supposons qu'on lance un courant dans l'électro-aimant, aussitôt 

 le disque de fer doux du second axe, vient se coller à l'électro-aimant, 

 les deux axe n'en font plus qu'un et l'aiguille tourne à la vitesse d'un 

 tour par seconde. Quand on supprime le courant, le ressort antagoniste 

 s'pmbra,yp el l'al^iulb reste WMçs mw le nadran k un<* dîvîsîf,m f\\n indique 



