4e 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



le nombre de centièmes de seconde qu'a duré le passage du courant, 

 c'est-à-dire le phénomène dont on voulait mesurer la durée. 



Grâce à l'extrême légèreté de l'aiguille et à la grande force antagoniste 

 du ressort, l'inertie de l'appareil n'est autre que celle du signal Deprez 

 lui-même (c'est-à-dire moins de 1/700® de seconde). D'ailleurs c'est une 

 constante dont on n'a pas à tenir compte dans les expériences compa- 

 ratives. 



L'appareil que je viens de décrire est d'un très petit volume, il peut 

 facilement s'emporter dans la poche pour les expériences de clinique, il 

 a été construit par M. Verdin sur mes indications. 



Celui qui fonctionne sous les yeux de la Société est un régulateur 

 Foucault employé dans les laboratoires de physiologie (cylindre enregis- 

 treur de Marey). Gomme on peut le voir, il suffît de desserrer une simple 

 vis pour transformer cet appareil classique en mon nouveau chrono- 

 graphe. On peut donc passer ainsi de la chronographie sur papier 

 enfumé à la chronométrie directe par mon procédé, et contrôler l'une 

 des méthodes par l'autre. 



Cet appareil, qui est d'un usage général, a été surtout inventé pour des 

 recherches physiologiques et pathologiques sur la rapidité des transmis- 

 sions nerveuses, recherches entreprises autrefois par M. Brown-Séquard 

 et reprises avec ma collaboration. Dans ma prochaine communication 

 je donnerai la technique complète de la méthode employée, et mon 

 maître entretiendra la Société des résultats intéressants et nouveaux 

 qu'elle permet de constater. 



