Z*Ô SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



sorte un son à peu près toujours égal d'intensité; mais, si je pouvais par 

 ce procédé constater des différences évidentes dans la transmission, il 

 m'était impossible de les mesurer. J'en étais là de mes essais de tono- 

 métrie, quand notre savant collègue d'Arsonval est venu nous montrer le 

 téléphone solidien qui rend possible le passage des ondes sonores du 

 téléphone ordinaire aux solides crâniens ou autres ; vous le connaissez. 

 L'inventeur voulut bien m'en confier un immédiatement; car j'avais 

 aussitôt vu combien le téléphone arrivait à point pour mener à bien mes 

 recherches. Le son est fourni par un trembleur Sim. Appareil électrique 

 caché dans un endroit éloigné (boîte à courant indirect au bisulfate de 

 mercure de Guiffe, ou pile Grenet et bobinej (l). Sur la table du cabinet 

 médical, les deux fils aboutissent à une bobine à chariot (le petit modèle 

 pliantdu laboratoire), au moyen de laquelle on mesure l'intensité du cou- 

 rant et par suite du ton que porte le téléphone tenu à la main par l'obser- 

 vateur. Les fils de ce téléphone sont attachés à la bobine à chariot. 



Nous voici donc en possession du son et du moyen de le graduer. Pour 

 l'entendre on applique doucement le bout de verre de l'otoscope isolant 

 que j'ai dernièrement montré ici, Sur le globe vers l'un de ses angles, le 

 malade baisse simplement la paupière et regarde en bas pour que l'otos- 

 cope et la tige du téléphone portent sur la partie supérieure de l'œil. 

 Pour limiter le contact du corps sonore, j'ai dû modifier le télépl\one 

 de d'Arsonval; opérant sur l'œil, j'ai dû diminuer la largeur du poiîit 

 d'application du téléphone. Une branche de cuivre s'y ajoute, maintenue 

 par quelques liens élastiques, et forme une tige, à bout arrondi qui 

 dépasse le plateau de 6 à 8 centimètres : c'est le bout rond, seul, de 

 cette avance métallique qui s'appuie sur le globe dans l'expérience. 

 L'otoscope est posé à l'une des extrémités, et le bouton de métal sur le 

 point opposé du diamètre horizontal de l'œil, dont on étudie la tension. 

 J'ai d'abord étabh les signes du tonus normal. 



l'omis normal. Il résulte d'un assez grand nombre d'examens d'yeux 

 sains que, dans les conditions expérimentales que je viens d'énoncer, le 

 son passe très facilement, vite, au moindre contact du bouton du télé- 

 phone, sur un œil sain, si l'aiguille du chariot marque 7 centimètres, et 

 8 quelquefois. On prend donc comme étalon ce son perçu nettement, 

 sans effort à travers les yeux normaux, l'échelle graduée donnant 

 7 centimètres et au-dessus comme intensité. 



Il y a d'autres signes de la normale, ainsi : Le son est vivement 

 modifié par les moindres pressions du bouton sur le globe oculaire, 

 mais on n'observe jamais d'oscillations étendues. Sûrement, le 

 son s'accroît nettement lorsque l'on appuie un tant soit peu ; de plus, 

 il ne cesse jamais, tant que dure le contact, tant léger soit-il. — Enfin, 

 on peut obtenir encore une transmission du son, en portant le chariot 

 à 8 centimètres, à 9 centimètres, c'est-H-dire avec des intensités bien 

 plus faibles encore. 



