308 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



NOUVELLE MACHINE A TITRER LES MÉLANGES DE GAZ ET DE VAPEURS, 



par R. Dubois. 

 {Communication de la séance précédente.) 



La machine que nous pre'sentons aujourd'hui à la Société est nouvelle 

 en ce sens que le mécanisme de dosage du liquide vaporisable est abso- 

 lument différent de celui qui avait été adopté pour notre premier modèle. 

 Notre nouvelle machine a été construite par M. Mathieu avec un soin 

 tout particulier. Elle est plus légère, moins encombrante, plus maniable 

 et plus élégante que celle que nous avons présentée antérieurement. Grâce 

 au nouveau système de dosage, son volume pourra être réduit de moitié; 

 en outre, il est facile déjà d'obtenir des mélanges inférieurs à 6 0/0, ce 

 qui était impossible avec les godets verseurs. 



Le versage et le mesurage du chloroforme ou de tout autre liquide va- 

 porisable à la température ordinaire, se fait par la pénétration d'un piston 

 élévateur commandé par une crémaillère, dans un réservoir muni d'un 

 tube à nivellement. Le changement du titre du mélange s'opère par le 

 déplacement d'une manette glissant sur un secteur gradué portant les 

 chiffres 10, 8, 6, 4. Les titres intermédiaires peuvent être obtenus facile- 

 ment. 



Le mouvement de la manivelle commandant h la fois la soufflerie qui 

 mesure le volume d'air et le mécanisme qui sert à doser le chloroforme 

 sont continus et non alternatifs comme autrefois. 



Les avantages de la nouvelle machine sur l'ancienne sont considérables 

 et faciliteront certainement son adoption dans les cliniques et les labora- 

 toires, soit pour l'application de la méthode d'anesthésie par les mé- 

 langes titrés d'air et de chloroforme, soit pour obtenir tout autre mélange 

 d'un liquide vaporisable quelconque avec un volume de gaz déterminé. 

 Nous espérons que les efforts persévérants de l'habile constructeur, qui 

 est parvenu à faire disparaître les desiderata inhérents au mécanisme de 

 notre première machine, faciliteront beaucoup la généralisation de la 

 méthode d'anesthésie par les mélanges titrés d'air et de chloroforme de 

 M. le professeur Paul Bert. 



Le gérant : G. Masson. 



Paris. — Imprimerie G. ISougier et G'«, rue CassetlCj 1. 



