350 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



quantité d'hémoglobine pour cent du sang examiné, si la solution a été 

 faite au centième, ce qui est le titre convenable pour l'examen des sangs 

 de richesse moyenne. Si le sang est pauvre, peu coloré, il est préférable 

 de faire une solution deux fois plus concentrée à2 p. 10O; il faut prendre 

 alors la moitié des valeurs hémoglobiques trouvées. 



Dans le cas où l'appareil se dérangerait, l'extrémité libre de l'aiguille 

 peut être déplacée et être ramenée au zéro. 



Autre perfectionnement: dans l'appareil primitif l'étalon et la cuve con- 

 tenant la solution sanguine reposaient sur une sorte de platine fixe, et 

 l'on faisait monter ou descendre le tube plongeant dans la cuve, il en ré- 

 sultait que les surfaces colorées qu'il s'agissait de comparer ne se trou- 

 vaient jamais à des distances égales de l'œil de l'observateur (sauf dans 

 le cas où le sang à examiner se trouvait renfermer 5 p. 100 d'hémoglo- 

 bine), et plusieurs personnes m'ont dit en avoir éprouvé quelque gène. 

 Dans l'instrument nouveau cet inconvénient est évité; le tube plongeant 

 est immobile, son extrémité inférieure est placée au même niveau que la 

 face supérieure de l'étalon ; c'est la cuve que l'on fait monter ou des- 

 cendre . 



J'ajouterai que cet instrument a été mis h l'essai par M. Potain et par 

 son aide M. de Gennes ; ils en ont été extrêmement satisfaits et l'ont 

 adopté pour leurs recherches cliniques (1). 



II. CUVES POUR EXAMENS MICRO-SPECTROSGOPlQUES. 



Dans les analyses micro-spectroscopiques, comme dans les analyses 

 spectroscopiques ordinaires, il est nécessaire, on le sait, de [pouvoir faire 

 varier à volonté l'épaisseur des liquides examinés et de savoir exacte- 

 ment quelles sont les épaisseurs obtenues. J'ai essayé autrefois un cer- 

 tain nombre de cuves de types différents: tout d'abord des cuves prisma- 

 tiques semblables à celles de mon premier colorimètre ; puis des cuves 

 à tube plongeant; or parmi ces dernières il en est deux qui m'ont paru 

 plus commodes que les autres et qu'il me paraît utile de faire connaître. 



a. L'une se compose simplement 1° d'un tube de 2 à 3 centimètres de 

 long et de 5 millimètres de diamètre environ ; il est fermé à sa partie 

 inférieure par une glace et s'élargit en cuvette à son extrémité supérieure. 

 Cette cuve se place dans l'orifice de la platine du microscope et y est re- 

 tenue par son extrémité élargie; on y verse le liquide à examiner; 2" un 



(1) Il est construit par M. Dumaige, 9, rue de la Bucherie; celui à cuve pris- 

 matique se trouve toujours chez MM. Verick et Stiassnie, 2, rue de laParchemi- 

 nerie. 



