SÉANCE DU 10 JUILLET 351 



autre tube, un peu plus long mais un peu moins large que le précédent, 

 fermé également par une glace à son extrémité inférieure, se visse par 

 son extrémité supérieure au tube du microscope à la place de l'objectif. 



En enfonçant plus ou moins le tube du microscope, le petit tube dont 

 je viens de parler plonge plus ou moins dans la cuve et l'on obtient ainsi 

 une couche de liquide d'épaisseur variable. 



Si le tube du microscope porte une échelle millimétrique, si le bouton 

 de la vis micrométrique est gradué, il sera facile de savoir exactement 

 quelle est l'épaisseur de la couche de liquide. 



b. L'autre cuve donne directement l'épaisseur de la couche liquide, 

 sans qu'il soit nécessaire d'une graduation spéciale du microscope. 



Elle se compose comme la précédente ; l» d'un tube fermé à son extré- 

 mité inférieure par une glace et s'évasant en cuvette à son extrémité supé- 

 rieure ; 2° d'un autre tube également fermé par une glace à son extrémité 

 inférieure et destiné à plonger dans le précédent. Mais ce dernier tube, 

 au lieu de se fixer sur le tube du microscope, se visse dans le bras d'une 

 sorte de potence dont le montant est fixé sur le rebord de la cuve. On 

 conçoit qu'en faisant tourner ce tube dans un sens ou dans l'autre on le 

 fasse monter ou descendre dans la cuve, et l'on obtienne ainsi une couche 

 de liquide plus ou moins épaisse. 



Quant à la mensuration de cette épaisseur, voici comment elle est obte- 

 nue : le montant de la potence a la forme d'un prisme triangulaire et l'un 

 des angles dièdres, tourné en dedans, porte une division millimétrique. 

 L'extrémité supérieure du tube plongeant est élargie en forme de disque, 

 et sa périphérie vient frôler l'angle dièdre et son échelle ; une ligne circu- 

 laire tracée sur le tranchant de disque indique sur l'échelle l'épaisseur 

 obtenue en millimètres. Pour plus de précision, la face supérieure du dis- 

 que est divisée en dix et chacune de ces divisions subdivisée en deux; or, 

 comme le pas de vis est del millimètre on obtient ainsi le 10° et le 20* de 

 millimètre (on pourrait aller plus loin) : c'est l'angle dièdre du montant 

 qui sert d'index à ces divisions. 



Enfin, pour que l'instrument soit plus commode à nettoyer et pour 

 qu'on puisse le ramener facilement au zéro, le montant de la po- 

 tence est formé de deux pièces entrant l'une dans l'autre. L'interne est 

 solidement fixée sur le rebord de la cuve, l'externe porte le bras de la 

 potence et le tube plongeant; une vis de pression permet de fixer la pièce 

 externe sur l'interne dans la position voulue. 



S'agit-il de faire l'examen d'un liquide déposé dans la cuve? On com- 

 mence par tourner le tube plongeant dans son bras de façon que la ligne 

 circulaire gravée sur le tranchant de son rebord corresponde au zéro de 

 l'échelle milhmétrique du montant, de façon aussi que le zéro de l'échelle 

 gravée à la face supérieure de son rebord corresponde à l'angle dièdre 

 du montant. On introduit alors les deux pièces de la potence l'une dans 



