445 



SEANCE DU 16 OCTOBRE 1886 



M. A. Hénocque : Hémato-speclroscope à fente unique du D"" Hénocque (permettant 

 à deux personnes de pratiquer en même temps les recherches hématoscopiques). 



— M. le Dr Gellé : Rôle de la sensibilité du tj'mpan dans l'orientation au bruit. 



— M. QuiNQUAUD : Note sur l'action antiseptique du salol, par M. Pinet. — M. Ch. 

 E. QuLXQUAUD : Note sur une réaction des urines renfermant des albuminoïdes ou 

 des corps analogues. — M. J. Danysz : Contribution à l'étude de la multiplication 

 des Euglenacées. — M. N. Gréhant: Moyen de prévenir les accidents produits par 

 l'atmosphère intérieure des puits. 



Présidence de M. Bouchereau. 



Hémato-spegtroscope double a fente unique du D"" Hénocque (per- 

 mettant A deux personnes de pratiquer en même temps les re- 

 cherches hématoscopiques), présenté à la Société de Biologie par 

 M. A. Hénocque. 



Cetinslrument, construit d'après mes indications par M. Lutz, opticien 

 à Paris, réalise un progrès important en technique spectroscopique, 

 puisqu'il est disposé de façon à ce que deux personnes puissent observer 

 en même temps le même phénomène spectroscopique et le contrôler 

 réciproquement. H est destiné spécialement à l'analyse du sang avec 

 mon hématoscope et à l'examen du phénomène de réduction de 

 l'oxyhémoglobine dans le sang à travers l'ongle du pouce. II se compose 

 d'une partie optique et d'un support. La partie optique est constituée 

 par deux petits spectroscopes à vision directe n'ayant qu'une fente 

 commune. Chacun d'eux est formé d'un tube interne renfermant trois 

 prismes associés et surmonté d'une lentille oculaire; ce tube glisse à frotte- 

 ment doux dans un tube extérieur qui est soudé à un tambour. 



Le tambour par sa face supérieure supporte les deux tubes ou 

 branches du spectroscope écartés en forme deV, et sur sa face inférieure 

 est fixée la fente unique, qui peut être réglée au moyen d'une vis 

 micrométrique. 



Le support consiste en un plateau de cuivre reposant sur un pied à 

 coulisse, et le spectroscope double est fixé sur le plateau au moyen 

 d'une colonne articulée terminée par un collier à vis dans lequel est 

 Biologie. Comptes rendus. — 8» série t. III, w» 33 



