446 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



introduite l'une des branches du spectroscope. L'articulation de la 

 Colonne de soutien permet les mouvements dans le plan vertical. Le 

 collier modérément serré laisse exécuter les mouvements du spec- 

 troscope autour des deux axes du collier, et, le plateau étant mobile 

 horizontalement, tous les mouvements nécessaires sont faciles à exécuter. 

 La figure suivante montre l'instrument en position oblique à peu près 

 comme il doit être disposé pour l'examen du pouce, ou du sang dans 

 un godet de porcelaine. 



Klg. 1. Hémato- spectroscope double à fente unique d'Hénocciue. 



Mode d'emploi de l'instrument. — Pour fixer l'hémato-spectroscope 

 dans le collier ou l'en retirer, il faut procéder méthodiquement de la 

 manière suivante : desserrer la vis du collier, enlever le tube optique 

 de la branche gauche, c'est-à-dire de celle qui est située du côté opposé 

 à la vis micrométrique de la fente, et alors cette branche peut glisser 



