SÉANCE DU 16 OCTOBRE 447 



dans le collier pour en être enleve'e ou y être introduite. Quand elle a 

 été fixée dans le collier dont la vis est serrée suffisamment pour 

 maintenir le spectroscope en lui permettant des mouvements à frot- 

 tement doux, on replace le tube optique dans sa branche, et l'on 

 procède à la mise au point des deux spectroscopes, ce qui se fait en 

 tirant plus ou moins les tubes spectroscopiques de façon à voir net- 

 tement les raies de Frauenhofer lorsque la fente du spectroscope est 

 dirigée vers le ciel ou un nuage blanc. On peut encore mettre au point 

 de la manière suivante : plaçant sur le plateau une plaque de porcelaine 

 blanche ou même du papier blanc, on abaisse l'instrument de façon à le 

 rapprocher du papier, et l'on peut alors voir le spectre solaire réfléchi 

 par la surface blanche^ et mettre chaque spectroscope au point. 



Chaque observateur met au point les tubes dont il se sert. Dans les 

 démonstrations, le gauche est réservé à l'élève, le droit ser.vant au 

 maître pour le contrôle, mais la disposition peut être inverse. 



L'instrument mis au point, on procédera de la manière suivante : 

 Pour V examen du sang dans Vhématoscope, on place le spectroscope 

 horizontalement, de façon qu'il reçoive la lumière plane, diffuse, et l'on 

 applique l'hématoscope contre la fente, l'observateur de gauche regar- 

 dant avec l'œil droit, et celui de droite avec l'œil gauche. Chacun d'eux 

 aperçoit le spectre du sang et peut déterminer le moment précis où il 

 observe le phénomène des deux bandes également obscures, qui dans ma 

 méthode sert de base à Tévaluation de la quantité d'oxyhémoglobine 

 contenue dans le sang. 



Pour V examen de la réduction de Vhémoglobine dans le pouce, on procé- 

 dera un peu différemment. Le spectroscope est incliné sur sa tige et rap- 

 proché du plateau, d'une distance de 1 à 2 centimètres. On appuie le 

 pouce à examiner sur le plateau, du côté gauche de la colonne arti- 

 culée, de façon que l'ongle soit placé immédiatement sous la fente. 

 Quelques mouvements de rotation du spectroscope sur l'axe longitudi- 

 nal du collier permet aux observateurs de viser la même partie de la 

 surface de l'ongle, et lorsqu'on s'est bien assuré qu'on voit la première 

 bande et de Toxyhémoglobine à travers l'ongle, on fait retirer le pouce 

 pour y appliquer la ligature autour de la phalange, on le place à nou- 

 veau sous la fente du spectroscope et on observe le phénomène de 

 réduction de l'oxyhémogiobine; la bande devient moins visible, elle 

 laisse apparaître le jaune, et la raie D, et enfin disparait elle-même en 

 une minute environ. Le nombre de secondes est noté à Paide d'une 

 montre à secondes : il dépasse rarement 80 secondes, mais peut descen- 

 dre au-dessous de 30 secondes. Ayant ainsi obtenu les deux modes 

 d'évaluation indispensables à l'hématoscopie, c'est-à-dire la quantité 0/0 

 d'oxyhémoglobine contenue dans le sang, et la durée de la réduction 

 ou consommation de l'oxygène dans le pouce, on peut en déduire faci- 

 lement l'activité de la réduction par la formule : 



