570 SOCiÉTÉ DE BIOLOGIE 



des intensités supérieures, il suffirait de diminuer la sensibilité de l'ap- 

 pareil au moyen d'une dérivation. 



L'évaluation de la force électromotrice d'après le nombre des éléments, 

 comme on la donne souvent en électro-diagnostic, est par trop incertaine 

 à cause delà polarisation et de l'usure des piles. Elle doit donc être faite 

 au moyen d'un instrument. Nous utilisons dans ce but le galvanomètre 

 même. Un commutateur spécial est disposé de telle sorte que, par le sim- 

 ple déplacement d'une manette, le galvanomètre estmisà volonté dans le 

 même circuit que les électrodes, ou en dérivation. Dans ce dernier cas, 

 au moyen d'une résistance additionnelle, il fonctionne comme voltmètre 

 et indique la différence de potentiel existant entre les bornes de l'appareil 

 00, ce qui revient au même, entre les électrodes. Deux autres bornes 

 permettent de prendre, s'il y a lieu, la dérivation sur une portion quel- 

 conque du circuit et de mesurer, par exemple, la différence de potentiel 

 entre deux points du corps, autres que ceux d'entrée et de sortie du cou- 

 rant. 



L'instrument est gradué pour 50 volts ; chacune des deux cents divi- 

 sions dont nous avons parlé représente donc un quart (0,25) de volt et, 

 de même que pour l'intensité, l'écartement des divisions permet de noter 

 des différences encore moindres. 



Il est à peine nécessaire d'ajouter que lorsque le galvanomètre est mis 

 ainsi en dérivation, il est remplacé dans le circuit principal par une résis- 

 tance compensatrice, de sorte que le courant ne subit aucune variation. 



Grâce à ces dispositions on détermine l'intensité et la force électromo- 

 trice d'un courant en moins de temps qu'il n'en faudrait avec un galva- 

 nomètre ordinaire pour avoir l'intensité seulement. S'il s'agit de trouver 

 la résistance, il n'est même pas besoin d'attendre que le courant ait pris 

 son régime définitif. On doit faire alors trois lectures successives : une de 

 l'intensité, une de la force électromotrice et une encore de l'intensité, 

 Le nombre des volts divisé par la demi-somme des dix-millièmes 

 d'ampère donnera la résistance avec autant, sinon plus, d'exactitude que 

 des méthodes plus laborieuses. 



En résumé : 1° nous avons voulu montrer que le dosage rationnel des 

 courants doit reposer sur l'évaluation de la force électromotrice et de l'in- 

 tensité ; 



2° Nous avons indiqué une disposition instrumentale permettant de 

 réaliser cette double évaluation dans la pratique. 



(Le commutateur spécial a été étudié et exécuté par la maison Bré- 

 guet.) 



