596 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK 



serait CDroulé d'une certaine manière donnant un courant sinusoïdal. 

 Quant à l'appareil électro-statique, M. Helmholtz n'y a pas encore pensé» 



M. ctArsonval propose pour l'appareil électro-statique la forme de 

 secteurs cylindriques, qui sont faciles à construire et se prêtent très bien' 

 à un mouvement de rotation rapide. 



M. Helmholtz partage l'opinion de M. d'Arsonval et croit, en effet, que- 

 la forme cylindrique serait la meilleure. 



iM. le Président pense que l'on pourrait passer à la discussion du 

 second point du projet de programme, qui porte sur les meilleurs moyens 

 pour déterminer la nature des phénomènes électriques qui se produisent 

 sur les animaux. 



M. Lipprnann (France) dit que la question des électrodes, étant la plus 

 importante, doit être traitée tout de suite. Il croit qu'il faut renoncer aux 

 électrodes de platine, qu'on ne peut maintenir longtemps égales. 



M. le Président dit qu'il y a nécessité absolue d'employer des élec- 

 trodes impolarisables dans toutes les expériences d'électro-physiologie. 

 11 décrit les diverses électrodes classiques dont il se sert et qui reposent 

 sur l'emploi du zinc amalgamé plongeant dans une solution de sulfate 

 de zinc. Le tissu organique est mis en communication avec l'électrode 

 par l'intermédiaire d'une couche d'argile imprégnée de la solution phy- 

 siologique de chlorure de sodium. Par ce moyen, on arrive à la plus 

 grande homogénéité entre les deux électrodes, dont la différence de 

 potentiel n'est tout au plus que de quelques dix-millièmes de Daniell. 



M. le Président ramène d'ailleurs l'égalité à l'aide du compensateur 

 circulaire. 



M. Marey demande si l'argile employée est du kaolin pur? 



M le Président répond que c'est l'argile ordinaire des sculpteurs. 



M. Marey pense que l'important est que la substance intermédiaire 

 soit inerte. 



M. le Président conclut que la question des électrodes est donc tran- 

 chée et i[u'il faut rejeter les électrodes métalliques. Il y a pourtant, 

 ajoute-t-il, un cas oii l'on peut les conserver à cause des potentiels énor- 

 mes qu'on a à observer : c'est le cas de la décharge des poissons élec- 

 triques. 



M. d'Arsonval dit que, puisqu'il y a accord sur les électrodes à em- 

 pjloyer, la Commission pourrait conseiller l'emploi de certains appareils 

 de mesure. 



M. le Président. On doit abandonner ce choix au tact expérimental de 

 chaque observateur. Les instruments doivent varier avec la nature des 

 phénomènes à observer. On pourra employer, suivant les cas, la gre- 

 nouille galvanoscopique, la méthode chimique, le téléphone, la boussole 

 apériodique ou l'électromètre capillaire de M. Lippmann. M. le Président 

 reproche néanmoins à cet instrument d'amener une forte polarisation; 



