622 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK 



certaine ine'galité. De fait, dans nos expériences, le compteur 3 a tou- 

 jours un certain retard sur le compteur 2, si bien que lorsque le 

 compteur 2 mesure 1000 ce, le compteur 3 ne mesure que 998 ce. 



Etant donne'e cette correction, voici les chifTres obtenus en faisant 

 passer du gaz d'éclairage (les chiffres indiquent des litres) : 



Compteur 2. 



Compteur 3 

 (avec correction). 



Difîérence, 



820 



820.1 



0.1 



1070 



1070.1 



0.1 



1370 



1370.1 



0.1 



1620 



1620.2 



0.2 



1860 



1860.7 



0.7 



2000 



2001 



1 



2150 



215! 



1 



2300 



2301.1 



1.1 



2460 



2460.9 



0.9 



En faisant passer de l'air, au lieu de gaz d'éclairage, on obtient aussi 

 les chiffres très satisfaisants. 



Compteur 2. 



Compteur 3 

 (avec correctiou). 



Différence 



120 



119.99 



0.01 



200 



199.05 



0.05 



300 



30O 



0.00 



400 



399.00 



0.10 



600 



600 



0.0 



700 



700 



0.0 



1000 



1000.05 



0.05 



1100 



1100 



0.00 



1200 



1199.95 



0.05 



1300 



1299.95 



0.05 



1-400 



1399.85 



0.15 



1500 



1499.90 



0.10 



1600 



1599.S5 



0.15 



1700 



1699.85 



0.15 



On peut par là juger de l'exactitude de cette mesure volumétrique, 

 puisque sur un chiffre de 1,700 litres l'erreur n'a été que de 150 ce, soit 

 d'un dix-millième environ, ce qui est h peu près négligeable. 



L'appareil qui retient l'acide carbonique se compose d'une longue et 

 large éprouvette remplie de pierre ponce. Une solution de potasse très 



