62 BJERKÉN, KOMPENSATIONSMETODEN FÖR KAPACITETSMÄTNINGAR. 



så kan känsligheten genom tillräckligt ofta upprepade laddningar 

 af kondensatorerna bli 3,58 gånger så stor som vid den vanliga 

 kompensationsmetoden, och genom att taga Cg ännu större i 

 jämförelse med (7j + C, kan känsligheten ökas huru mycket som 

 hälst. I kolumnen för »beräknadt» galvanometerutslag äro upp- 

 tagna de värden, som fås därigenom, att utslaget för en enda 

 laddning sättes = C, Fj + Co V^, då man annars måste bestämma 

 Fj och V^ samt galvanoraeterkonstanten. Att dessa beräknade 

 galvanometerutslag icke fullständigt stämma öfverens med de 

 observerade, kan bero på, att den elektromotoriska kraften hos 

 batteriet aftager, hvarigenom utslagen med tiden aftaga, eller 

 också, att mellan hvarje laddningsserie kondensatorerna icke 

 fullständigt urladdas, hvartill åtgår rätt lång tid. Emellertid 

 skadar en sådan brist på öfverensstämmelse på intet sätt meto- 

 dens användbarhet för noggranna kapacitetsbestäraningar, då me- 

 toden i alla fall är en s. k; nollmetod. Här likasom i förra för- 

 söket hafva bråkdelar af skaldelarne icke i allmänhet medtagits, 

 emedan de voro svåra att med någorlunda säkerhet afläsa, och 

 hvarje skaldel blott 0,6 mm., under det afståndet mellan spegeln 

 och skalan var ungefär 1300 mm. 



n 



Galvanometer-utslag, 

 skaldelar. 



Obs. 



Ber. 



Diff. i %. 



1 



83 



83 





2 



142 



143 



— 0,6 



3 



185 



186 



0,5 



5 



238 



239 0,4 



10 



288 



286 1,0 



20 



297 



297 { 0,0 



35 



295 



298 



1,0 



50 



298 



298 



0,0 



