190 BEKGSTRAND, DEFORMATION DES COUCHES PHOTOGRAPHIQUES. 



II surtout est excellent par la iietteté extraordinaire des traits 

 du réseau. 



Les mesures furent effectuées au luoyen de l'appareil de 

 raesure de Repsold, appartenant å l'observatoire d'Upsal, et du 

 raicroscope simple grossissant 35 fois. La vis micrométrique de 

 ce microscope a 10 revolutions, chacurie egale å 0,1 mm. 

 La tete de la vis est divisée en 100 parties; chaque intervalle de 

 division est donc egal å 0,001 mm. ou un micron (= li"). Les 

 erreurs de la vis doivent étre considérées comme si petites qu'il 

 ne faut pas en tenir compte. ^) 



Le réseau de l'observatoire d'üpsal, lequel est construit par 

 M. Gautier, est impressionné sur les deux plaques en question. 

 II a 27 traits dans chaque direction; les distances qui séparent 

 les traits, sont, comme å l'ordinaire, de 5 mm, Dans l'une 

 direction les traits sont numérotés de AI jusqu'a A27, dans 

 l'autre de S30 jusqu'a jB56. Les quatre traits extremes AI, 

 A27, BdO, B66 ne peuvent pas étre observés dans l'appareil de 

 mesure. La détermination que j'ai effectuée des erreurs de ce 

 réseau,-) comprend donc les traits A2, . . ., A26 et ^31, . . ., ß55. 



Avant de donner l'expose des mesures, je veux tout d'abord 

 comrauniquer les erreurs probables des pointés sur les traits du 

 réseau et celles des pointés sur l'echelle principale de l'appareil 

 de mesure. Ces erreurs, je les ai calculées d'un grand nombre de 

 lectures. L'erreur probable d'un pointé simple sur un trait du 

 réseau est en moyenne pour la plaque I egale å + 0<",17, pour 

 la plaque II egale å + 0.",15. L'erreur propable d'un pointé 

 sur un trait de l'echelle est egale å + 0.^,16. A toutes ces 

 mesures, chaque pointé fut fait deux fois, l'une immédiateraent 

 apres l'autre, et la valeur moyenne des deux lectures individu- 

 elles fut admise comme la valeur definitive de la lecture. L'er- 

 reur probable du resultat d'un tel pointé double est donc, pour 

 tous les pointés, en moyenne egale å ± O-'',! — ± 0,0001 mm. 

 environ. J'ai pu faire les pointés avec tant d'exactitude, 



') Voir: Undersökningar öfver stellarfotogratieus användning etc., p. 37. 

 2) L. c, p. 62. 



