224 BERGSTRAND, DEFORMATION DES COUCHES PHOTOGRAPHIQUES, 



étre faites dans les deux coordonnées en méme teraps, ce qui im- 

 plique une grande économie de temps. L'influence des variations 

 de la température, qui, aux mesures de grandes distances, peut 

 amener des erreurs considérables, se réduit dans ce cas a un 

 minimum. L'examen du réseau original est, sans doute, assez 

 difficile et prend beaucoup de temps, et suppose la connaissanee 

 des erreurs de division de 25 ou 27 traits avec un Intervalle de 

 5 ram. sur une échelle graduée. Mals, d'autre part, les mesures, 

 faites sans l'aide du réseau, supposent la détermination des 

 erreurs de division d'un plus grand nombre de traits d'echelle, 

 ou bien la détermination des erreurs d'une ou deux longues 

 vis, sans compter tout le reste des erreurs de Tappareil de 

 mesure. D'ailleurs, on pourrait bien se demander si remploi 

 d'un réseau, sans détermination de ses erreurs, ne serait, å la 

 plupart des mesures, plus favorable que d'effectuer les mesures a 

 la seule aide d'echelles ou ,de longues vis, quand méme on con- 

 naitrait les erreurs de celles-ci. En effet, les recherches eftectuées 

 sur les réseaux, construits par M. Gautier, ont constaté que 

 leurs erreurs sont extrémement petites. Les erreurs, trouvées sur 

 le réseau de l'observatoire d'Upsal, ne montent que dans quel- 

 ques points, peu nombreux et isolés, ä 2 microns, ce qui corre- 

 spond å 0,"09 environ sur les plaques, prises au moyen du 

 réfracteur d'Upsal. L'examen du réseau de l'observatoire de 

 Potsdam, construit, lui aussi, par M. Gautier, a montré que 

 ses erreurs sont si peu appréciables qu'on a pu, a la réduction 

 des mesures, effectuées pour le grand catalogue photographique 

 des étoiles, tout a fait négliger ces erreurs. ^) 



A cause de ces circonstances, il est tout naturel qu'on con- 

 sidere maintenant le réseau comme un instrument dont on ne 

 peut se passer ä toutes les mesures astrophotographiques ou l'on 

 cherche a atteindre la plus grande precision, et que l'emploi des 

 méthodes anciennes n'est guere désormais mis eu question ä ces 

 mesures. 



^) Photograpliische Himmelskarte. Zone + 31^ bis + 40' Declination, Bd I, 

 Einleitung, p. XIII (Publicationen der Astrophvsikalischen Observatoriums 

 zu Potsdam, 1899). 



