254 ÅNGSTRÖM, DIE HYSTERESIS-KüßVEN BEI EISEN UND STAHL. 



Wien. ^) Von den Schwierigkeiten, mit welchen solche Unter- 

 suchungen verbunden sind, kann man sich auf Grund dieser 

 Arbeiten eine recht klare Vorstellung bilden, und es wird ein- 

 leuchten, wie wertvoll eine einfache Methode wäre, welche er- 

 lauben würde, die Verhältnisse leichter zu übersehen, sich über 

 den Gegenstand schneller zu orientiren und die auf anderem 

 Wege gewonnenen Resultate gewissermassen zu koutrolliren. Ein 

 Versuch in dieser Richtung ist auch von EwiNG 2) gemacht 

 worden, welcher einen Apparat konstruirt hat, der automatisch 

 die Magnetisirungskurven aufzeichnet. Ein Draht, der sich 

 zwischen den Polen eines permanenten Magnetes befindet, wird 

 von dem magnetisirenden Strome durchflössen, ein anderer Draht 

 wird von einem konstanten Strom durchflössen und der Ein- 

 wirkung des im Eisen inducirten Magnetismus ausgesetzt. Die 

 Kräfte, welche auf diese Drähte wirken, drehen einen kleinen 

 Spiegel um zwei gegen einander senkrechte Achsen. Wenn das 

 Eisen einen vollständigen Magnetisirungscyklus durchläuft, zeich- 

 net ein von dem Spiegel reflektirter Lichtstrahl auf eine photo- 

 graphische Platte die Magnetisirungskurve auf. Diese und ähn- 

 liche Methoden können natürlich nur bei langsamen Wechs- 

 lungen der magnetisirenden Kräfte gebraucht werden, denn wie 

 bei allen mechanischen Anordnungen tritt bei schnellen Schwin- 

 gungen die Trägheit der schwingenden Teile sehr störend auf. 



3. Erste Anordnung. 



Die erste von mir benutzte Anordnung wird durch die Fig. 

 2 leicht verständlich. Die vier Spulen 5, *S, , M und M^ sind 

 um das Diaphragma herum befestigt. Die Dimensionen der 



liililillllllilllllllllliliillllllllll!!^ 



Fig. 2. 



') Wied. Ann. 66. p. 859, 1898. 

 2) The Electrician, Mai 1893. 



