632 CARLHEIM-GYLLENSKÖLD, EXPEDITION AU SPITZBERG 1898. 



L'expedition disposait de cinq bons chronometres, quatre 

 chronoraetres de caisse, savoir: Gregor N:o 3936 appartenant 

 a l'observatoire de Stockholm, Ranch N:o 121, emprunté au 

 Depot general de la marine (K. Sjökarteverket), Parkinson & 

 Frodsham jSi:o 3419 et Porthoüse N:o 6598 loués aux ateliers 

 de M. Höglund et de M. Linderoth å Stockholm, enfin un 

 excellent chronoraetre de poche, Frodsham N:o 8873, qui appar- 

 tenait aussi å l'observatoire de Stockholm. Nous possédions en 

 outre quatre montres de poche qui devaient servir aux observa- 

 tions: les chronoraetres N:o 5, N:o 4622 et P. W. appartenant 

 a M. Johansson, horloger ä Stockholm, et une montre de pre- 

 cision N:o 171 236 de Broecking å Hambourg. 



3. L'exanien des chronometres avant le voyage fut fait a 

 l'observatoire de Stockholm par M. H. v. Zeipel. Nous allons 

 rendre corapte d'abord de l'influence de la température. 



Les chronometres türent soumis successivement a une tem- 

 pérature de 1°, de 12°, de 23° centigrades, en repassant ensuite 

 par 12° a 1°. Ijes marches diurnes observées aux trois tempé- 

 ratures dilFérentes ont été représentées par des formules a trois 

 termes 



Jy = a + bt + et- . 



Les resultats trouvés sont réunis dans le petit tableau suivant. 

 La température de 10° centigrades a été choisie comme point 

 de départ; eile correspond å peu prés a la température moyenne 

 durant tout le voyage. Nous avons trouvé: 



Chronometres. " Marche diurne. 



Porthouse N:o 6598 . . ./!)'= + 3^69 — 0^.446 (< — 10°) +0^.0056 (i — 10°)2; 

 Gregor N:o 3936 .... ^/ = + 1 .14 — O .204 (i — 10 ) +0 .0058 (< — 10 )2; 

 Parkinson & Frodsham N:o 



3419 4' =+ 1.49 — 0.236 (c — 10) +0.0026 (« — 10)2; 



Eanch N:o 121 Jy = + 1 .48 — O .145 (ü — 10 ) +0 .0090 (« — 10 )^■ 



Frodsham N:o 8873 . . . /// = + 3 .42 — O .238 (< — 10 ) + O .0049 {t — 10 )^ 



11 résulte de ce tableau que tous les chronometres étaient 

 surcompensés pour la température. Une petite table calculée 

 d'apres ces formules donnait, pour chacun des chronometres, et 

 pour des températures difFérentes, la correction a appliquer a la 



