ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1899, NIO 6. 633 



marche diurne observée, pour avoir la marche diurne correspon- 

 dant a 10°. 



Les montres de poche furent soumises å une épreuve sem- 

 blable qui a donné, entré les températures de O' et 15°, les 

 coefficients de température suivants: 



Broecking N:o 171 236 . . Jy = — 2^40 + 0^.130 {t — 10^ 



P. W . z/y =+ 21 .06 + 1 .185(^ — 10°) 



N:o 4622 Jy = + 7.87+0.414 — 10°) 



N:o 5 Jy ^ + 9 .92 + 0.235(^ — 10°). 



Or, comme l'observateur portait toujours ces chronometres sur 

 lui, dans des conditions å peu prés identiques, on n'a fait aucun 

 usage de ces coefficients de température, qui sont, du reste, du 

 niéme ordre de grandeur que les variations irréguliéres dans la 

 marche diurne. 



4. En outre de la correction de la température, noiis avons 

 été amenés a appliquer encore une correction de la marche 

 diurne moyenne, due aux circonstances de mouvement ou de 

 repos du navire. Voici comment on peut justifier l'introduction 

 de ce nouvel element. 



Un chronométre bien réglé doit avoir la méme marche dans 

 toutes les positions de l'arc du balancier. Dans la plupart des 

 chronometres marins, il n'y a aucun moyen de regler le centrage 

 de Taxe, puisque la suspension Cardan doit raaintenir toujours 

 leur cadran dans une position horizontale. Or, la houle occa- 

 sionne des oscillations, qui ne peuvent pas manquer d'avoir une 

 influence bien appréciable sur la marche des chronometres, corame 

 nous avons eu l'occasion de le constater. 



Pour les chronometres dont nous nous sommes servis, le 

 défaut de centrage était certainement tres considérable. Pour 

 se faire une idée de l'ordre de grandeur des perturbations qui 

 peuvent en résulter, dans la marche diurne, la marche fut notée 

 dans six positions difFérentes des montres, savoir: d'abord avec le 

 cadran maintenu verticalement, et en posant successivement en 

 haut les chiffres, XII, VI, IX, III, puis, avec le cadran place hori- 



