SÉANCE DU 12 FÉVRIER 181 



nombre d'inconvénients, surtout lorsque l'on cherche à prendre des 

 tracés dans les conditions indiquées par moi dans une note précédente, 

 c'est-à-dire le muscle ne subissant aucune tension au repos. L'efïbrt de 

 traction se produisant directement sur l'axe de rotation, il faut un axe 

 assez robuste, l'ensemble de l'appareil a une grande inertie, relative- 

 ment au moins ; de plus il est difficile de n'avoir pas de fouettement 

 du ressort au départ, ce ressort n'étant pas tendu à ce moment, enfin on 

 ne peut éviter de légers mouvements de l'axe. Il résulte de toutes ces 

 imperfections deux sortes de déformations de la courbe myographique ; 

 en premier lieu, des déformations dues à l'inertie, c'est-à-dire que le 

 levier enregistreur donne une courbe trop élevée et en revenant au zéro 

 est animé de plusieurs oscillations décroissantes autour de l'axe des 

 abcisses ; en second lieu, il y a superposition à la courbe principale de 

 petites ondulations secondaires. 



Le myographe que j'ai construit est dépourvu de ces inconvénients. Il 

 consiste essentiellement en une lame de ressort de 15 millimètres de 

 longueur, pincée à ses deux extrémités dans des supports fixes et dont le 

 milieu est relié au muscle en expérience, par un fil perpendiculaire au 

 ressort. C'esl en somme un petit dynamomètre, c'est lui qui supporte 

 tout l'effort, il n'y a aucun jeu dans ses points d'attache, par conséquent 

 plus de petites ondulations secondaires. Lors de la traction du muscle, ce 

 petit ressort ne fléchit que d'une quantité inappréciable à l'œil et son 

 mouvement est amplifié à l'aide d'une petite transmission qui peut être 

 extrêmement légère puisqu'elle ne subit aucun effort, il en résulte que 

 l'appareil est dépourvu de toute inertie. 



Ce myographe est monté sur une petite glissière avec vis d'arrêt per- 

 mettant de régler très facilement et avec précision la traction sur le 

 muscle sans être obligé de toucher à la grenouille déjà fixée sur sa 

 plaque de liège. Il suffit d'avoir une série de petites lames de ressort 

 pour faire varier la sensibilité de l'appareil, qui s'applique ainsi aux 

 animaux de tailles les plus diverses. 



[612. il] 

 Propriétés du sérum de lapin récemment splénectomisé vis-a-vis 



DES microbes pathogènes, 



par MM. Jules Cûurmont et Duffau. 



Dans deux précédentes communications (1), nous avons démontré : 

 1° que l'ablation récente de la rate chez le lapin favorise l'infection 



(1) Jules Courmont et Duffau. Marche des infections expérimentales chez le 

 lapin splénectomisé, Soc. de Biologie., 13 juin 1896. — Influence de la splénec- 

 tomie sur la résistance du lapin aux toxines microbiennes, Soc. de Biologie, 

 18 décembre 1897. ■ 



