248 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



senties premiers qui m'aient servi; je vous en présenterai prochaine- 

 ment de moins rudimentaires que M. Adnet est entrain d'établir sur 

 mes indications. 



[612.511.1] 



Calorimétrie cliniqte. 



Note de M. d'Arsonval, présentée dans la séance du 26 février. 



J'ai l'honneur de présenter à la Société un travail de calorimétrie 

 infantile, fait par M. Bonniot, sous ma direction, dans le service de mon 

 suppléant, M. Charrin, à la Maternité et sous son contrôle. En faisant 

 cette présentation, je désire ajouter quelques mots sur la méthode 

 employée et sur les résultats obtenus. 



Dans les nombreuses communications que j'ai faites depuis 1878 à la 

 Société sur la calorimétrie animale, j'ai particulièrement insisté sur les 

 deux points suivants : 



1° Insuffisance de la thermométrie pour juger la question des varia- 

 tions de la thermogénèse et erreurs qui en résultent. 



2° Nécessité de maintenir l'être en expérience dans les conditions 

 normales de température extérieure et de ventilation pendant la durée 

 de la mesure calorimétrique. Je ne reviendrai pas sur ces deux points 

 que j'ai suffisamment développés dans mes publications antérieures. 



L'appareil calorimétrique que j'ai fourni à M. Bonniot pour ses 

 recherches est des plus simples, et peut s'employer facilement dans un 

 hôpital. Il repose sur la méthode calorimétrique que j'ai indiquée à la 

 Société dans la séance du 29 mai 1886. Cet appareil se compose d'une 

 couveuse en bois pour enfant, modèle Galante, c'est-à-dire d'une boîte 

 carrée présentant un placet médian sur lequel on dépose l'enfant. La 

 boîte est fermée par un couvercle vitré, percé d'un orifice sur lequel 

 j'ai ajusté une petite cheminée d'appel composée d'un tuyau en métal 

 très mince de 30 centimètres de hauteur sur 6 centimètres de diamètre. 



Un orifice d'un diamètre un peu plus grand est percé dans la paroi de 

 la boîte au-dessous du placet où est déposé l'enfant, placet qui n'occupe 

 pas toute la longueur de la boîte. L'air circule donc d'abord sous 

 l'enfant, puis au-dessus de lui et s'échappe par la cheminée après avoir 

 traversé la boîte dans sa longueur deux fois de suite. Grâce à ce petit 

 dispositif, la présence de l'enfant dans la couveuse détermine une 

 circulation d'air qui lui assure une ventilation d'autant plus active que 

 la chaleur dégagée est plus considérable. Pour connaître la chaleur 

 dégagée, il suffit de mesurer, dans la cheminée d'appel, réchauffement 

 de l'air qui s'en échappe. 



J'emploie pour cela un modèle de thermomètre difl"érentiel à air dont 

 l'un des réservoirs est dans la cheminée d'appel et l'autre à l'extérieur. 



