SÉANCE DU 19 MARS 335 



examine une pupille à l'œil nu. La quantité d'éclairage est une des con- 

 ditions qui font le plus varier les diamètres des pupilles saines. Il serait 

 donc préférable d'examiner toujours le sujet dans une chambre éclairée 

 par une lumière artificielle dont le pouvoir serait connu et à une dis- 

 tance toujours la même. Il est important de recommencer, à plusieurs 

 reprises, l'expérience pour avoir une moyenne correspondant à une 

 condition déterminée. 



Cet appareil présente des causes d'erreur qu'il est bon de connaître 

 pour les éviter. Disons tout de suite que, dans la pratique, il en est qui 

 sont tout à fait négligeables. Ainsi celles tenant à la mesure d'une 

 surface très légèrement convexe (surface pupillaire) par un verre plan, 

 et celle due à ce fait qu'on ne peut maintenir le pupillomètre dans 

 un plan rigoureusement parallèle à la surface examinée. Ces causes 

 d'erreur sont négligeables. Mais il en est deux autres qui sont impor- 

 tantes : l'une est en rapport avec la distance qui sépare le pupillomètre 

 de la pupille et l'autre avec la dislance qui sépare le pupillomètre de 

 l'œil de l'observateur. 



La physique et la physiologie nous permettent de comprendre que le 

 pupillomètre doit donner une mesure d'autant plus petite qu'on l'éloigné 

 davantage de la pupille vers l'œil de l'observateur, l'œil du sujet restant 

 au même point. En s'éloignant, le pupillomètre coupe en effet le cône 

 des rayons lumineux issus de la la pupille examinée en des sections de 

 plus en plus petites. 



Le même fait se produit quand le pupillomètre restant à une distance 

 constante de la pupille examinée, l'œil de l'observateur se rapproche de 

 l'instrument. Dans ce cas, le pupillomètre coupe le cône lumineux en des 

 sections de plus en plus petites, tandis que dans la vision éloignée les 

 rayons lumineux tendent à devenir parallèles et par conséquent la sec- 

 tion pupillométrique est sensiblement égale à l'image pupillaire. Il faut 

 donc rapprocher le pupillomètre le plus près possible de l'œil du sujet 

 et éloigner le sien de l'instrument le plus possible. J'ai calculé que le 

 pupillomètre placé à 1 centimètre de la pupille fournissait à l'œil de 

 l'observateur distant de 20 centimètres de l'instrument une image appa- 

 rente égale à l'image réelle à 1/30® près. 



On peut donc conclure que ce pupillomètre, employé comme il est dit 

 plus haut, fournit des renseignements exacts. Il permet de mesurer des 

 différences de 1/2 millimètre. II est donc utile et indispensable pour 

 exprimer numériquement et à 1/2 millimètre près la grandeur des dia- 

 mètres pupillaires. Ces termes vagues de pupilles dilatées^ moyennes ou 

 contractées peuvent, de la sorte, être remplacés par des chiffres. 



Le Gérant : G. Masson. 



Paris. — Imprimerie de la Cour d'appel, L. Maretheux, directeur, 1, rue Cassette. 



