SÉANCE DU 26 MARS 375 



N 

 La soude caustique jrr^ (0 gr. 4 par litre) empêche la réaction ; en 



N 

 solution ^^ (0 gr. 08), elle ne l'empêche, ni la retarde; le carbonate de 



soude est moins actif que la soude caustique. Dans les liquides alcalins, 

 la teinte développée est verdâtre au lieu d'être d'un bleu pur. 



V. Action des antiseptiques. — Les antiseptiques semblent peu agir 

 sur la peroxydase du pus. Le fluorure de sodium à 2 p. 100, le formol 

 à 40 p. 100, l'azotate d'argent décinormal, le sublimé à 0.5 p. 100, 

 l'acide cyanhydrique officinal n'empêchent pas la réaction, mais les 

 derniers la retardent beaucoup. 



VL Pî'éparation de la peroxydase. — Si on traite le pus par quatre 

 fois son volume d'alcool, le précipité entraine toute la peroxydase. Ce 

 dernier, épuisé par l'eau chloroformée lui cède le principe actif que 

 l'on peut précipiter à nouveau par l'alcool. Le procédé général de pré- 

 paration des diastases s'applique donc à la peroxydase du pus. 



Sur un nouveau système 



DE RÉGULATION THERMIQUE s'aPPLIQUANT AU CHAUFFAGE DES ÉTUVES 

 ou AUTRES APPAREILS PAR LE PÉTROLE. 



Note de M. J. Tissot, présentée par M. Ghauveau. 



La nécessité, pour le médecin praticien, d'établir, dans de nombreux 

 cas, son diagnostic par les procédés bactériologiques, m'a engagé à 

 rechercher un appareil qui permette l'emploi de ces procédés à ceux qui 

 n'ont pas le gaz d'éclairage à leur disposition. 



L'appareil que je présente permet une régulation entre des limites 

 inférieures à 0°,5; c'est dire qu'il est très sensible et très exact. 



J'ai employé, pour la construction du régulateur, le principe des régu- 

 lateurs à tension de vapeur d'éther. J'ai adapté à un régulateur d'une 

 forme spéciale basé sur ce principe un système de poids et de contre- 

 poids qui actionne un levier horizontal très mobile. Ce levier porte à son 

 extrémité une lame horizontale qui fonctionne comme éteignoir. 



A ce système est adaptée une lampe d'un modèle spécial, à deux 

 flammes, l'une grande, servant au chauffage de l'appareil, l'autre, très 

 petite, fonctionnant comme une veilleuse et ne servant qu'à rallumer la 

 grande. 



La régulation pour la mise en marche de l'appareil (étuve ou autre) 

 se fait avec une grande facilité et sans aucun tâtonnement. Une fois 

 l'appareil réglé, chaque fois que sa température dépasse le degré voulu, 



