SOCIETE DE BIOLOGIE 



lyse et détruit pourrait être plus dangereux que le courant alternatif 

 qui met simplement en arrêt les centres nerveux et empêche les sen- 

 sations ultérieures. 



Les critiques de l'emploi médical des courants continus d'éclairage 

 ont signalé la disparition de tous les isolants dans le cabinet du mé- 

 decin, par suite des progrès de l'asepsie, l'usage des tables métalliques, 

 les grands lavages qui créent de grandes surfaces conductrices. On a 

 encore incriminé l'inconstance du voltage qui se traduit par une plus ou 

 moins grande clarté des lampes, selon que plus ou moins les consom- 

 mateurs s'éclairent au même moment : de là des écarts, en certaines 

 villes, de 15 volts. Le médecin, même mal isolé, pourrait alors recevoir 

 par le sol, même mauvais conducteur, des secousses; ce que je ne sache 

 pas encore avoir été publié. 



Gomme il est très facile de construire des rhéostats formés de fils 

 de maillechort et de lampes, et que c'est ainsi un moyen commode de 

 brancher à la place d'une lampe, son appareil à courants continus, on 

 a fait des boîtes transportables, de diverses formes. 



Personnellement, j'ai fait, et il est facile à reproduire par tous les 

 praticiens, un tableau mural où le courant du secteur se divise entre 

 des lampes interchangeables, d'ampérage d'autant plus élevé que le 

 courant médical émergeant doit être considérable et des fils de maille- 

 chort dont on sort à volonté du circuit tout ou partie. Ce tableau de 

 faible épaisseur, haut de 75 centimètres sur m. 50 de large, contient 

 le courant continu, le courant induit à gros, moyen et petit fil, le cou- 

 rant galvano-faradique, la lumière médicale à faible voltage, un ren- 

 verseur et un combinateur de courants, un galvanomètre apériodique ; 

 enfin c'est un véritable compendium électro-médical sous un petit 

 volume et facilement maniable. 



Le courant dérivé des lampes n'a qu'une fraction de l'intensité de 

 celui-ci; si l'on sort en efï'et toutes les résistances métalliques du circuit, 

 et qu'on place directement le courant sur le voltmètre, on ne trouve 

 que 80 volts et non 110; le courant ne passera donc jamais brusquement 

 de 110 à 440 volts, mais au maximum, à une fraction de cette dernière 

 intensité; de plus, les fils de maillechort en absorbent une certaine 

 quantité, et leur abondance dans le circuit est en raison inverse de l'in- 

 tensité médicale voulue ; d'où l'on peut conclure à priori^ ce qui est 

 vérifié par les faits, que le courant médical est d'autant moins dange- 

 reux qu'il s'adresse à des organes plus délicats, c'est à dire qu'il est 

 plus faible. De sorte que maints oculistes, auristes, laryngologistes 

 ou rhinologistes se servent depuis plusieurs années de ces courants sans 

 en avoir eu le moindre danger, ni le moindre accident. D'autre part, 

 nous devons reconnaître que si l'on opère avec des grandes intensités, 

 de grandes électrodes mal mouillées, on pourra avoir des secousses 

 assez violentes, très désagréables, et pouvant être dangereuses, dans 



