870 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



eur-autoclave (fig. 1); 2° comme étuve à température constante (lîg. 2) ; 

 3° comme désinfecteur (fig. 3), au moyen d'un composé de formaldé- 

 hyde et d'acétone (formacétone), dont les proportions varient suivant 

 les effets qu'on veut obtenir. 



La plus grande modification des deux premières formes (stérilisateur 

 et étuve) a porté principalement sur l'appareil de chauffage par 

 l'alcool. Le récipient annulaire de la lampe est 

 indépendant de l'appareil, de telle sorte qu'il 

 ne peut se produire aucune surchauffe du com- 

 bustible. La veilleuse qui permet de maintenir 

 l'étuve aussi longtemps que l'on veut à une 

 température fixe, de -{- 38 degrés, par exemple, 

 est également très heureusement perfectionnée. 



FiG. 2. 



Coupe de l'étuve à lempéra- 

 Stérilisateur-autoclave. ture constante. 



Fig. 3. 

 Désinfecteur. 



Mais c'est le désinfecteur et le procédé de désinfection par la forma- 

 cétone qui présentent actuellement le plus d'intérêt. Dans le désinfecteur, 

 le robinet à deux voies, à pas de vis de précision, est remplacé par deux 

 robinets ordinaires communiquant : l'un avec la chaudière, l'autre avec 

 le cylindre du désinfectant, et aboutissant tous les deux au tube de 

 sortie des vapeurs et au projecteur, dont les trois branches flexibles 

 sont disposées de telle sorte qu'elles ne peuvent être obstruées. 



Enfin Vopération peut être continue, le liquide à projeter pouvant être 

 aspiré dans le cylindre sans qu'il y ait lieu à démonter l'appareil. 



Quant au procédé de désinfection, nous obtenons aujourd'hui des 

 résultats complets, non pas seulement en surface, mais aussi en péné- 



