1072 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



de profession, de plus noble satisfaction que celle de servir ainsi la 

 science, après la mort, lorsqu'il lui a consacré toute sa vie? 



Dans l'espoir que mon appel sera entendu, je mets à votre disposi- 

 tion, Messieurs, un certain nombre d'exemplaires des statuts de la 

 Société, où vous trouverez le modèle d'adhésion et de testament moral. 



De l'extension de l'endodiascopie, 

 par M. le D'' Foveau de Courmelles. 



L'investigation des cavités par l'introduction en leur intérieur des 

 tubes de Crookes, a fourni en mars dernier des radiographies, à 

 M. Léon Bouchacourt, au moyen de la machine statique bipolaire. 

 Depuis, MM. Rémond et Noé l'ont également réalisée par la machine 

 Carré unipolaire. Plus récemment, avec une faible bobine, M. Rémond 

 l'a réalisée. En ces derniers temps, M. Rémond et moi, avons, avec son 

 dispositif, rendu absolument inoffensifs et indolores, de gros tubes de 

 Crookes, actionnés par une bobine de Ruhmkorfif, de 50 centimètres 

 d'étincelle. 



Voici le dispositif employé : le pôle positif de la bobine est placé en 

 face d'un détonateur relié au sol; le pôle négatif est de même placé en 

 face d'un second détonateur qui est relié à la cathode du tube de 

 Crookes, l'anode de celui-ci rejoignant le sol par le contact servant 

 déjà au positif du secondaire de la bobine. La distance explosive entre 

 le pôle positif et le détonateur allant au sol règle la clarté de l'ampoule 

 et permet ainsi d'aller progressivement de la lumière stratifiée d'un 

 tube de Gessler à la production intégrale des rayons X. A ce propos, je 

 rappellerai qu'une ampoule double que j'ai imaginée et qui a été pré- 

 sentée à l'Institut, par M, Lippmann, le 12 avril 1897, présentait un 

 mélange de lumière stratifiée et de rayons de Rœntgen. En les expé- 

 riences actuelles réalisées par M. Rémond et moi, on suit les transi- 

 tions entre ces deux productions. 



Le tube de Crookes, ainsi mis au sol par son anode et l'anode de la 

 bobine, est d'une innocuité parfaite. Les pièces de la bobine sont de 

 même si l'un des pôles du courant inducteur est à la terre. S'il s'agit 

 d'accumulateurs, on mettra donc un des pôles au sol, par une conduite 

 d'eau, de gaz, une gouttière. S'il s'agit des courants continus de secteurs 

 de la Compagnie Edison par exemple, l'un des pôles de leurs dynamos 

 étant au sol, cette précaution devient inutile. 



MM. Bouchacourt, Rémond et moi avons ainsi à plusieurs reprises 

 examiné une malade à l'écran fluorescent, avec tube placé dans le 

 vagin. La symphyse pubienne devient ainsi très nette. Le même éclai- 



