ÖFVEBSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 18 94, N:0 1. 13 

 .^•=/'- 0.592^(^-0- 



Emellertid anmärker Belli riktigt, att egentligen en korrektion 

 skulle införas för strålningen i det man i stället för 0.5 9 2 borde 

 skrifva 0.5 9 2(1 + e), där e betecknar ett litet bråk; men han har 

 genom experiment och beräkning öfvertygat sig derora, att för 

 hans instrument e säkerligen är mindre än 0,ooi och derför kan 

 försummas. Konstanten O.592 synes han ha beräknat efter 



TT 



August's teori; ^) likaså har han efter August infört faktorn ^r^^-, 



/ H Y' 

 men tror att i stället för denna borde sättas \?f^\ , derm skulle 



ligga mellan O och 1. Såsom af det föregående framgår, torde 

 man snarare böra sätta m — 2. 



Afsigten med denna uppsats har varit att fästa raeteorologers 

 och fysikers uppmärksamhet på en hittills okänd felaktighet hos 

 psykrometerformeln tillämpad på ett starkt ventileradt instrument 

 och att genom diskussion af den allmänna teoretiska formeln söka 

 utfinna felkällan samt förslagsvis gifva riktigare formler. Natur- 

 ligtvis böra dessa formler (20) och (21), innan de tillämpas, 

 underkastas en experimentel pröfning i och för noggrant bestäm- 

 mande af de ingående konstanterna. Skulle den i formlerna (20) 



och (21) införda faktorn -=-^ ^j ^'sa sig fullt riktig, så kan man 



/ H 

 i stället efter Belli's förslag införa en allmännare faktor j;^^ 



der r ej torde mycket skilja sig från enheten; de allmänna 

 formlerna för en väl ventilerad och mot strålning skyddad psykro- 

 meter skulle då bli: 



x=f' — A{1 — atm)H''{H — f') {t — t') (vatten på våta t.), 

 och 



x = F' — B{1 — btm)H'{H — F') {t — t') (is på våta t.), 



') För härledningen hänvisar han till sin Corso di Fisica, hvilken emellertid 

 ej varit mig tillgänglig. 



