12 EKHOLM, OM PSYKROMETERFORMELN. 



ej fullt konstant, utan varierar med ventilationens styrka och 

 kanske också med lufttrycket, samt med beskaffenheten af den våta 

 termometerns yta. Bäst vore derför att helt och hållet eliminera 

 denna korrektion. Ett ofelbart medel till detta måls vinnande 

 skulle, såsom synes af formlerna (2) och (3), vara att göra r 

 d. ä. det strålande höljets temperatur lika med t\ den våta ter- 

 mometerns. Denna tanke har på ett sinnrikt sätt blifvit reali- 

 serad redan 1847 af Belli, i) Belli konstruerade en psykrometer, 

 vid hvilken torra och våta termometern (med cylindriska kärl) 

 äro insatta i axeln af ett cylindriskt rör, genom hvilket luften 

 suges medelst en bälg, så att den först träffar torra termometern. 

 Våta termometerns kärl är ytterligare koncentriskt omgifvet af 

 ett tunt cylindriskt rör inskjutet i det yttre sugröret och fästadt 

 vid detta medelst stöd af dåliga värmeledare; detta rör är genom 

 mellanrum, i hvilka luftströmmen cirkulerar, skildt både från 

 våta termometern och från yttre sugröret, samt är invändigt 

 beklädt med tyg, som vätes liksom våta termometerns tygbekläd- 

 nad; det afkyles alltså till nästan samma temperatur som denna 

 och skyddar den sålunda nästan fullkomligt från värmestrålning. 

 Då man emellertid kan befara, att det från rörbeklädnaden af- 

 dunstande vattnet märkbart ökar fuktigheten hos den luft, som 

 omspolar våta termometern, så synes det rådligast att i stället 

 anbringa det våta tyghöljet ntanpå inre sugröret; vidare kunde 

 man lämpligen omgifva detta inre våta rör med tvenne koncen- 

 triska blanka rör skilda af lagom stora mellanrum. Dessa mo- 

 difikationer borde med lätthet kunna vidtagas med Assmann'ska 

 psykrometern, som är enklare och i öfrigt bättre konstruerad än 

 Belli's. 



Den formel som Belli ger för sin termometer är snarlik den 

 Sprung'ska formeln (1). Den lyder, med användande af vårt 

 föregående beteckningssätt i stället för Belli's, 



') »Di un nuovo psicrometro o igrometro a raffreddamento per evaporazioue» i 

 »Nuovi Saggi della imperiale regia accademia di scienze lettere ed arte in 

 Padova.» Vol. VI, 1847, p. 26 ff. 



