ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 18 94, N:0 10. 553 



dieser Fehlerquelle keine Präcisionsmessungen des Widerstandes 

 gemacht werden können. 



Bei den jetzt ausgeführten Bestimmungen wurden zwei 

 Eisenglanzstäbe, der eine parallel und der andere senkrecht zur 

 Hauptaxe geschnitten, (die Stäbe Id und 2a der vorigen Ab- 

 handlung) zwischen zwei starken amalgamirten Kupferfedern ein- 

 geklemmt und in ein grosses, mit Rührer versehenes Ölbad hinein- 

 getaucht, welches mittels eines Thermoregulators längere Zeit auf kon- 

 stanter Temperatur gehalten werden konnte. — Die Widerstands- 

 bestimmung wurde mit einer Wheatstone'schen Brücke in Walzen- 

 form ausgeführt, Avelche durch Zusetzen von Widerständen an 

 den beiden Seiten um etwa 10 Mal empfindlicher gemacht wor- 

 den war. — Um die Wärmeentwickelung im Stabe möglichst zu 

 verringern war der Strom sehr schwach, was durch die Benutzung 

 eines sehr empfindlichen Spiegelgalvanometers ermöglicht wurde, 

 und wurde immer nur momentan geschlossen. Für denselben Zweck 

 wurde bei der Bestimmung zuerst der Widerstand von z. B. 2a 

 approximativ bestimmt, dann der Widerstand von Id, ebenfalls 

 approximativ, und so wurden nach einiger Zeit die definitiven 

 Bestimmungen gemacht. Nachher wurden die Messungen bei 

 entgegengesetztem Strom repetirt. 



Die Temperatur wurde gleichzeitig mit der definitiven Be- 

 stimmung an zwei in ^/io° eingetheilten Normalthermoraetern 

 abgelesen, deren Behälter sich in der unmittelbaren Nähe der 

 Stäbe befanden. — Die Endflächen der Stäbe wurden, wie bei den 

 vorigen Untersuchungen, verkupfert und amalgamirt, ehe sie 

 zwischen den Kupferfedern eingeklemmt wurden, es zeigte sich 

 jedoch, dass die dünne Kupferschicht von dem Quecksilber all- 

 mählig aufgelöst wurde, und dadurch ein kleiner Übergangs- 

 widerstand erzeugt wurde. Um diesen Faktor Rechnung tragen 

 zu können wurde die Bestimraungsserie so angeordnet, dass man 

 immer zur Anfangstemperatur zurückkehrte. In den beiden letz- 

 ten, hier mitgetheilten Serien sieht man doch von einer solchen 

 Zunahme des Widerstandes sehr Avenig. — Die Widerstände 

 wurden mit denjenigen eines von mir geprüften Rheostaten ver- 



